MESURES PENDULAIRES 



Fig 4 



Pour que les dents 2 et 3 s'usent le moins possible, le dispositif suivant permet de 

 soulever et de soutenir le pendule par les dents 1 et 4, lorsqu'on n'observe pas : 



Le long du pied bifurqué (fig. 1 et 4) se trouve le long 

 bras h d'un levier coudé qui peut se mouvoir légèrement à l'aide 

 d'une vis M traversant le pied. 



L'autre extrémité du levier a la forme d'un fer à cheval et 

 comprend deux bras 11 11. Deux ressorts plats, qu'on peut élever ou 

 abaisser près des extrémités a 11, au moyen des vis n, soutiennent 

 chacun un petit cylindre en laiton c. Ces petits cylindres pénètrent 

 dans les ouvertures circulaires du plateau r sous les dents 2 et 3 

 du pendule. Ils s'appuient constamment sur les ressorts horizon- 

 taux du levier, par l'action de petits ressorts à boudin. De même 

 l'extrémité inférieure du levier h s'appuie constamment sur la vis 

 M, sous l'action du ressort marqué / sur la figure 4 et F sur la 

 figure 1, Si l'on serre la vis M, les cylindres c s'élèvent et sou- 

 lèvent le pendule par les dents 1 et 4. Si l'on desserre la vis M, 

 les cylindres c s'abaissent et le pendule repose sur le plateau r 

 par les dents 2 et 3, sur lesquelles il peut osciller. Les ressorts plats qui soutiennent les cylin- 

 dres c ont pour objet d'amortir les chocs lorsqu'on soulève ou qu'on abaisse le pendule. 



Sur le plateau r on peut fixer, à l'aide de la vis V (fig. 1), un miroir .S qui, au moyen 

 de deux petites vis, peut être placé parallèlement au miroir m. 



L'anneau inférieur R repose sur un bâti en fonte, à trois branches P, et porte trois vis 

 calantes servant à placer horizontalement le plateau r. 



Sur l'anneau R se trouve également un dispositif permettant d'arrêter le pendule à une 

 amplitude déterminée et de le lâcher ensuite sans secousse. 



Sur le milieu d'une tige horizontale 0' 

 se trouve un petit bras en ivoire A (voir fig. 1 

 et 5) qui, lorsqu'on tourne la tige en sens 

 inverse des aiguilles d'une montre, s'appuie sur 

 la lentille du pendule et le fait s'incliner 



Sur la même tige se trouvent deux 

 autres bras q et q portant chacun deux vis de 

 réglage. La vis du levier q vient buter sur l'an- 

 neau R et limite l'amplitude du pendule, ampli- 

 tude que l'on peut ainsi régler à volonté. 



Lorsqu'on tourne brusquement la tige 0' dans l'autre sens, le bras A s'abaisse, aban- 

 donne le pendule, le laisse osciller. Dans ce cas, la vis du levier q limite le mouvement de 

 rotation de la tige '. 



Le support du pendule comprend enfin une boite en verre qui recouvre tout l'appareil 

 lorsqu'il est monté et a pour objet de soustraire le pendule aux courants d'air et d'obtenir une 

 température plus uniforme. De petites ouvertures pratiquées dans cette boite en verre permet- 

 tent de manœuvrer la tige et la vis .1/ du pied bifurqué à l'aide de leviers spéciaux sans 

 devoir enlever la boite en verre. 



Fig. 5 



