MESURES PENDULAIRES 1} 



d) — La pendule ou le chronomètre envoie, toutes les deux secondes et pendant une 

 seconde, un courant dans l'électro-aimant E. 



Lorsque le courant passe dans l'électro-aimant, la tige de fer doux est attirée et le levier// 

 s'incline vers la droite. Lorsque le courant cesse, le ressort (commandé par la vis k) incline le 

 levier H vers la gauche. 



Les vis p et p' sont réglées de telle sorte que les fentes des plaques t et m passent l'une 

 devant l'autre pendant le mouvement du levier, mais qu'elles se trouvent recouvertes quand 

 le levier H est à son maximum d'inclinaison vers le haut et vers le bas. De ce dispositif, il 

 résulte que chaque fois que la pendule ou le chronomètre ferme ou ouvre le courant, un trait 

 lumineux apparaît dans la lunette de l'appareil de coïncidence. 



Toutes les secondes on distingue donc dans la lunette deux traits horizontaux lumineux, 

 mais on ne doit pas s'occuper de l'image surgissant à l'ouverture du circuit, cette image étant 

 moins précise que celle qui se produit à la fermeture du circuit. 



Si le pendule battait exactement la demi-seconde et si la pendule battait exactement la 

 seconde, le trait lumineux apparaîtrait toujours au même endroit dans le champ de la lunette. 

 Mais comme ces faits ne se produisent pas, le trait lumineux apparaît dans la lunette chaque 

 fois à une autre place par rapport au fil horizontal du réticule. 



Nous n'apercevons cette image sur le fil horizontal du réticule que quand le pendule 

 (au moment précis où cette image apparaît) occupe une position déterminée. 



e) — Les accessoires comprennent : 



Le niveau W (voir fig. 1), supporté par trois hautes pointes et servant, selon la méthode 

 usuelle, à rendre le plateau r horizontal en manœuvrant les vis calantes. 



Le thermomètre T (voir fig. 1), qui se compose d'un tube long de 25o mm. et est placé 

 verticalement à hauteur du pendule. Il se trouve dans un tube de verre qui contient une échelle 

 graduée en millimètres. 



Des comparaisons (faites à diverses époques pour tenir compte des altérations du zéro) 

 déterminent les températures centigrades correspondant aux valeurs de l'échelle. 



Le thermomètre est destiné à indiquer la température du pendule proprement dit, car 

 les variations de cette température déterminent des allongements et des diminutions de longueur 

 du pendule qui en modifient la durée d'oscillation. 



Le tube de verre qui entoure le thermomètre diminue quelque peu la sensibilité de cet 

 instrument, mais les températures ainsi observées sont plus voisines des températures réelles 

 du balancier qui varient d'une façon plus lente que celles de l'air extérieur. 



Le baromètre est un baromètre ordinaire servant à déterminer la pression barométrique 

 au moment des observations. 



La balance à ressort est un tube en cuivre dans lequel se trouve un ressort à boudin et 

 au-dessus de ce ressort, un cylindre de bois. Ce cylindre est repéré pour des efforts de 5 et de 

 8 kg. La balance à ressort sert à déterminer la correction due au manque de stabilité du support 

 du pendule. 



Pratique des observations an pendule von Sterneck. — ■ Les opérations s'effectuent dans l'ordre 

 suivant : 



On commence par monter avec le plus grand soin le pendule, et deux piliers très stables 

 distants de 3 mètres environ, d'axe en axe. La face supérieure du pilier destiné au support de 



