i 4 EXPEDITION ANTARCTIQUE BELGE 



l'appareil mesure environ 40 X 40 cm. et celle du pilier réservé à l'appareil de coïncidence 

 3o X 25 cm. 



On dispose le support sur son pilier par l'intermédiaire du bâti en fonte P, de manière 

 que le pied bifurqué se trouve dans la direction vers laquelle on orientera la lunette de l'appareil 

 de coïncidence et du côté opposé à cette lunette. On place un pendule sur le support de façon 

 qu'il repose par les dents 1 et 4 seulement et que le petit miroir m soit tourné du côté opposé 

 au pied bifurqué. On fixe le miroir S sur le plateau r. On place le thermomètre sur le support 

 et, à l'aide du niveau, on amène le plateau r à être parfaitement horizontal ; on agit à cet effet 

 .sur les vis calantes du support (on amène par des réglages successifs deux droites, perpendicu- 

 laires entre elles et dont l'une est dirigée suivant le plan d'oscillation du pendule, à être hori- 

 zontales). En tournant la vis M, on laisse descendre le pendule de manière qu'il repose sur les 

 dents 2 et 3 et qu'il soit immobile. 



On dispose l'appareil de coïncidence sur son pilier de manière que l'échelle soit à une 

 distance du miroir m du pendule variant entre 2 et 3 mètres et que, la porte D étant ouverte, 

 un voie sur le fil horizontal de la lunette l'image réfléchie dans le miroir ;// du trait médian de 

 l'échelle, c'est-à-dire du trait qui correspond à la mortaise. 



Le fil vertical du réticule doit diviser l'échelle en deux parties égales à droite et à gauche, 

 et ces deux parties doivent être aperçues avec la même netteté. 



On arrive à ce résultat en agissant dans l'obscurité et en plaçant une simple bougie près 

 de l'échelle de l'appareil de coïncidence. 



On doit également voir dans la lunette l'image réfléchie de l'échelle dans le miroir 5. 

 On vérifie ce fait en faisant osciller doucement le pendule. On distingue alors deux images 

 de l'échelle ; l'une mobile qui est réfléchie dans le miroir m et l'autre fixe qui est réfléchie dans 

 le miroir S. A l'aide de la vis V (fig. 1) et des vis accessoires, on place le miroir S de manière 

 que l'image fixe de l'échelle ait son trait médian à peu près sur le fil horizontal du réticule. 



On tourne ensuite l'axe 00' (fig. 5) de manière que le petit bras en ivoire A vienne 

 incliner le pendule et que le fil horizontal du réticule couvre la cinquième division de l'échelle ; 

 on effectue ce réglage à l'aide de la vis du levier </ (voir fig. 5). 



On recouvre le support de la cage vitrée et on place une source lumineuse près du verre 

 dépoli O (fig. 6). 



On relie l'électro-aimant de l'appareil de coïncidence au contact électrique de la pendule 

 ou du chronomètre. 



On met le pendule en mouvement en tournant l'axe 00 (fig. 5), dans le sens de la marche 

 des aiguilles d'une montre. Pour cela, on introduit, par une ouverture de la cage, une tige qui 

 saisit la tête de l'axe dans un petit cône creux dont la surface intérieure est garnie de petites 

 plaques de caoutchouc. 



On observe dans la lunette de l'appareil de coïncidence : l'image de l'échelle s'y déplace 

 par exemple de 5 divisions au-dessus et au-dessous du trait médian. On ferme le volet D et 

 l'on place la lumière près du verre dépoli O. On lit thermomètre : 9,20 et le baromètre : 749,3. 



On note le moment où le trait lumineux produit par la fermeture de circuit passe par le 

 fil horizontal du réticule. 



On observe ainsi onze de ces moments. Si le premier a eu lieu à 6 h 3g m 42% et le onzième 

 à 6' 1 45™ 3g s , il s'est écoulé entre onze coïncidences (c'est-à-dire entre les moments où le pendule 

 a occupé onze fois la même position) un intervalle de temps égale à (6 h 45'" 3g~ — 6''39 m 42 s ), 

 soit à 5 m 5y s . 



