2 8 EXPÉDITION ANTARCTIQUE BELGE 



Le pilier sur lequel reposait l'instrument avait été fait en briques et en mortier de ciment. 

 La maçonnerie était parfaitement sèche lorsque les observations commencèrent, de sorte que 

 la stabilité de l'instrument était grande, comme le prouvent d'ailleurs les valeurs de g indiquées 

 à la page suivante. La marche de la pendule a été prise égale à zéro. Nous avions obtenu ce 

 résultat en la réglant sur un chronomètre sidéral dont nous avions déterminé la marche diurne 

 par des observations à l'horizon artificiel. 



Or les remarques suivantes nous font adopter avec réserve l'hypothèse d'une régularité 

 absolue de ce chronomètre (') : 



a) Du i3 au 29 mars, on constate des anomalies dans la marche du chronomètre. 



b) Le 29 mars, le chronomètre est envoyé à terre afin que son contact électrique soit 

 réparé ; il subit donc des manipulations pouvant transformer sa marche d'une manière sensible. 



c) Les observations à l'horizon artificiel ont lieu le 4 avril et le 10 mai, tandis que les 

 observations pendulaires sont faites le 22 avril. La marche du chronomètre est donc calculée en 

 fonction des marches des autres chronomètres, marches pouvant être erronées. 



d) Les observations à l'horizon artificiel ne donnent évidemment pas une grande précision. 



On pourrait se demander pourquoi, dans ces conditions, nous avions choisi ce chrono- 

 mètre de préférence aux autres, pour les observations faites à terre. Nos raisons sont : i° que ce 

 chronomètre disposant d'un contact électrique, nous espérions pouvoir l'utiliser à la place de 

 la pendule dont le mécanisme avait souffert de son très long séjour dans l'entrepont humide de 

 la Belgica ; 2 que nous ne voulions pas déplacer les chronomètres A et B dans la crainte de 

 troubler leur marche et de nous trouver par ce fait embarrassé plus tard au cours de la navi- 

 gation ; 3° enfin, que le chronomètre C subissait des sauts chaque fois qu'il était transporté à 

 terre ('). 



La valeur de 7 (oscillation du pilier) a été obtenue en opérant 10 fois un effort de 8 kilog. 

 à l'aide de la balance à ressort. 



Lors des observations effectuées à l'aide du pendule n° 104, cet effort a produit une 

 oscillation d'une amplitude de 0,1 5 division de l'échelle, d'où il résulte que 7 =o // ,3i et que 

 e = — 12X0, 3i, soit — 4 unités du septième ordre décimal. 



Lors de l'observation avec le pendule n° io5, l'amplitude de l'oscillation a été de 0,25 

 division de l'échelle, d'où e = — 6 unités du septième ordre décimal. 



Pour calculer la valeur de g à Punta Arenas, dressons le tableau récapitulatif suivant : 



(1) Résultats du voyage du S. Y. Belgica en 1897, 1898, 1899. Rapports scientifiques, etc. Astronomie. Étude 

 des chronomètres (2 e partie), par G. Lecointe, p. 46. 



