Einleitung. 



Dazu kam noch ein von Steg er in Kiel geliefertes Umkehrthermometer. Leider gab es keine 

 Möglichkeit, die Einwirkung des Wasserdrucks aitf den Stand dieser neun Thermometer zu 

 bestimmen. Zwar sind sie durch die bekannte mit Quecksilber gefüllte Glashülse über dem 

 Bulbus gegen zu grobe Störungen durch den Druck der Wassermassen in der Tiefe geschützt, 

 aber eine vollständige Kompensation des Drucks ist keineswegs erreicht. So konnten also nur 

 angenähert verlässliche Temperaturbestimmungen mit diesen Instrumenten erhalten werden, 

 wenn es sich auch in den meisten Fällen, wo sie überhaupt verwendet wurden, um Tiefen von 

 weniger als 500 m gehandelt hat. 



3) Zwei Schöpfflaschen nach S i g s b e e , von Bamberg in Berlin angefertigt ; sie er- 

 wiesen sich als zu klein und meist undicht. 



Durch die Ministerialkommission zur Erforschung der deutschen Meere erhielt ich : 



4) einen reichlichen Vorrath von Glas- Aräometern vom sogen, kleinen Satz zur Be- 

 stimmung des specifischen Gewichts des Seewassers. Diese wurden indess meist als Reserve- 

 vorrath behandelt, und die regelmässigen Beobachtungen mit drei sehr guten Instrumenten des 

 sogen, grossen Satzes, von Steger für das Geographische Institut geliefert, ausgeführt. 



Aus eigenen Mitteln der Expedition Hess deren Leiter beschaffen : 



5) Pipetten, Büretten und Chemikalien zur Chlortitrirung des Seewassers. 



6) Ein Differential-Refraktometer, das nach Angaben von Hensen und mir durch Karl 

 Zeiss in Jena unter besonderer Aufsicht von Prof. Abbe hergestellt wurde und ebenfalls zur 

 Bestimmung des Salzgehalts des Seewassers dienen sollte. 



7) Eine weiss gemalte Segeltuchscheibe von 2 m Durchmesser, um die Durchsichtigkeit 

 des Seewassers damit zu beobachten. Ein dazu gehöriger Blechtubus, durch den von Deck 

 aus das Verschwinden der Scheibe im Wasser beobachtet werden sollte, erwies sich als noch 

 unhandlicher wie die grosse Scheibe selbst, sodass beide nur zweimal Verwendung fanden, 

 während sonst zum Ersatz die weissen Frieskegel der Planktonnetze mit dem Auge im Wasser 

 beim Versenken verfolgt wurden. 



Ferner wurden mir noch zur Verfügung gestellt: 



8) eine Farbenskala von Prof. F. A. Forel in Morges, zur Beobachtung der Farbe des 

 Meerwassers. 



9) Ein Aneroid (R Nr. 40644) mit einer Art Mikrometer-Ablesung von Herrn Dr. 

 G. Neumayer, dem Direktor der Seewarte; um Wellenhöhen damit zu messen. 



10) Ein Schöpfapparat eigner Erfindung von Dr. G. Neumayer, um Wasserproben 

 aus einer Tiefe von 3 m zu entnehmen. Dieser Apparat wurde, da ein bedauerliches Miss- 

 verständniss bei seiner Anwendung vorkam, nur ein einziges Mal noch im Belt ohne Erfolg 

 benutzt ; es gelang nicht, ihn zum Versinken zu bringen, während das Schiff' in Fahrt war. 

 Er erweckt übrigens dadurch Bedenken, dass er nur sehr schwierig und umständlich zu reinigen 

 ist, also den subtilen Beobachtungen, denen er dienen soll, kaum entspricht. An sich verdient 

 der Gedanke, das zur Bestimmung des Salzgehalts dienende Wasser nicht unmittelbar von der 

 Oberfläche, sondern aus einer Tiefe von 3 bis 5 m zu schöpfen, wo die Wirkungen zufälliger 

 Regengüsse nicht mehr stören, durchaus Beachtung, nicht weniger das Princip, das dem von 



O. Krümmel, Geophysikalische Beobachtungen. C. 



