80 0. K r ü m m e 1 , Geophysikalische Beobachtungen. 



mikrometrischen Skala abgelesen werden kann. Bei destillirtem Wasser liegt die Verlöschungs- 

 gxenze dem Anfang der Skala immer näher als bei salzhaltigem Wasser. Wird die Temperatur 

 erhöht, so verschiebt sich die Verlöschungsgrenze näher an den Anfang der Skala hin ; wird 

 sie erniedrigt, so liest man grössere Werthe an der Skala ab, und schon kleine Temperatur- 

 unterschiede machen sich bemerklich. 



In seiner einfachen Form bietet nun dieses Refraktometer keine Möglichkeit, diese 

 Temperaturwirkung genau genug festzustellen. Beim Handhaben und Bedienen des Instruments, 

 insbesondre bei der Reinigung der Prismen, ändert sich die Temperatur, ohne dass man erkennen 

 kann um wieviel. Auch wenn das Instrument frisch aus seinem Kasten genommen wird, ver- 

 mag ein in diesem liegendes Thermometer höchstens eine für die ersten Minuten gültige 

 Temperatur anzugeben. 



Da nun aber die Wirkung der Temperatur auf den Brechungsindex bei destillirtem und 

 bei schwach salzigem Wasser nahezu parallel verlaufen dürfte, wäre denkbar, zuerst einen 

 Tropfen destillirtes Wasser, dann nach Wegwischen desselben bei möglichst gleicher Temperatur 

 rasch einen Tropfen Seewasser zu untersuchen und so die Differenzen in der Lage der 

 Verlöschungsgrenze zu messen. Aber die Versuche mit einem gewöhnlichen Refraktometer 

 zeigten bald Unregelmässigkeiten, sodass dieser Weg wegen offenbar eintretender Temperatur- 

 änderungen sich als nicht genügend gangbar erwies. 



Es wurde nun eine gleichzeitige Beobachtung von destillirtem Wasser und Seewasser 

 angestrebt. Da meine primitiven Versuche, eine mechanische Scheidung des reinen und salzigen 

 Wassers auf der Prismenfläche herzustellen, einige Hoffnung auf Erfolg erweckten, wurde von 

 Herrn Prof. Abbe vorgeschlagen, beide Prismen in der Richtung des Hauptschnitts durch 

 eine tiefe Furche zu halbiren, sodass dann auf die linke Hälfte des festen Prismas ein Tropfen 

 reines Wasser, auf die rechte ein Tropfen Seewasser gebracht werden konnte und doch durch 

 eine genügend tiefe und breite Rinne zwischen den Prismenhälften verhindert wurde, dass sich 

 beim Aufsetzen des losen Doppelprismas die beiden Flüssigkeiten vermengten, sobald man nur 

 einigermassen vorsichtig verfuhr. Man hat also gewissermassen zwei Refraktometer neben 

 einander, das eine für destillirtes, das andre für Seewasser, beide aber werden durch ein 

 gemeinsames Fernrohr beobachtet. Diese Beobachtung geschieht nun so, dass durch einen 

 beweglichen Schieber, während das Prisma gegen das Licht gerichtet ist, nur die grade zu 

 beobachtende Hälfte des Prismas dem Licht zugänglich gemacht wird, während zugleich die 

 andre abgeblendet ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass dabei beide Prismenhälften dieselbe 

 Temperatur haben werden, ist mindestens sehr gross. 



Eine zweite Modifikation erwies sich nöthig in den Dimensionen des Instruments : um 

 die Lage der Verlöschungsgrenze auf der Skala möglichst scharf bestimmen zu können, wurde 

 die Vergrösserung des Fernrohrs bis zum äussersten hier zulässigen Maasse gesteigert (bei 

 unserm Instrument auf 20 fache Vergrösserung), sodass es zur doppelten Länge der sonst 

 in den Handel kommenden angewachsen ist: 325 mm, gegen 150 sonst. Eine Grenze findet 

 die Vergrösserung insofern, als die Verlöschung nicht haarscharf, sondern in einer wenn auch 

 äusserst schmalen, so doch deutlichen (fast 0.2 Skalentheile bei unserm Instrument betragenden) 



