Das Doppelbild-Refraktonieter. 79 



müssen, kaum sehr ins Gewicht fällt. Man kann die Lösung daheim in einem grossen Gefäss 

 herstellen uud nachher in kleineren handlichen Liter- oder Halbliterflaschen an Bord bringen. 



c. Versuche mit dem Refraktometer. 



Während die Beobachtungen mit Aräometer und Chlortitrirnng sich gegenseitig kontro- 

 liren und stützen sollten, war ein drittes Verfahren von mir an Bord zum ersten Mal versucht 

 worden, das sich auf die Beobachtung des Brechungsexponenten des Seewassers gründet. 



Schon Hilgard hat vor längrer Zeit diesen Gedanken experimentell verfolgt (45). 

 Er benutzte eine vereinfachte Form des Frauenhofer' sehen Spektralapparats, indem er statt des 

 Kreisbogens eine Mikrometerschraube anbrachte, im Uebrigen das für Untersuchungen von 

 Flüssigkeiten übliche Hohlprisma, in das von oben ein Thermometer eingeführt war, benutzte 

 und damit die Ablenkung der Chlornatriumlinie beobachtete. Diese Ablenkung muss eine andre 

 sein bei destillirtem Wasser wie bei Seewasser von verschiednem Salzgehalt, ändert sich aber 

 auch stark mit der Temperatur. Eine allgemeinere Anwendung hat der Apparat seitdem nicht 

 gefunden, obwohl er u. a. auch von Sigsbee empfohlen wurde. Doch schien sowohl Hensen 

 wie mir dieser neue Weg, der die Bestimmung des speeifiseben Gewichts unabhängig von den 

 das Aräometer störenden Schiffsschwankungen an Bord auszuführen gestattete, durchaus geeignet, 

 um ihm ernstlich näher zu treten. Die Konstruktion eines besondern Hohlprismas wurde von 

 Hensen nach einiger Ueberlegung aufgegeben oder richtiger aus Mangel an Zeit für spätere 

 Gelegenheit vertagt, wir einigten uns dahin, diesmal das Abbe'sche Totalrefraktometer, in der 

 geeigneten Weise adaptirt, zu versuchen. Herr Professor Dr. E. Abbe übernahm bereitwillig die 

 Berechnung der optischen Konstanten für die von uns angegebne Form des Refraktometers, 

 das alsdann, bei Zeiss in Jena ausgeführt, Ende Mai 1889 in meine Hände gelangte. Ein 

 gleichzeitig hergestelltes zweites Exemplar hat Dr. G. Schott auf seiner Segelschiffsreise nach 

 Ostasien 1891/92, und ein drittes später angefertigtes Dr. E. v. Drygalski auf der Fahrt 

 nach Westgrönland im Sommer 1892 benutzt. 



Die von uns angegebne neue Abart des Abbe'schen Instruments hat den Namen 

 Differential- oder Doppelbild- Refraktometer erhalten und beruht auf folgenden 

 besondern Erwägungen 1 ). 



Von den verschiedenen Abbe'schen Refraktometern schien die vierte Form (46, 47) für 

 den Bordgebrauch am Geeignetsten, da dieses Instrument ohne Stativ, frei in der Hand zu 

 bewegen ist und nur bei grosser Unvorsichtigkeit Beschädigung erleiden kann. Es besteht in 

 einem Fernrohr, vor dessen Objektiv ein Prisma befestigt ist, über welches in bekannter Weise 

 ein zweites genau gleiches aufgeklemmt werden kann. Wird zwischen die beiden Prismen ein 

 Tropfen der zu untersuchenden Flüssigkeit gebracht, so zeigt sich beim Durchschauen durch 

 das Okular das Gesichtsfeld in eine helle und eine dunkle Hälfte zerlegt: von den durch die 

 Flüssigkeitsschicht gehenden Lichtstrahlen wird ein Theil total reflektirt, dessen Grösse im 

 Gesichtsfeld an einer willkürlichen (von bis 100 fortschreitenden) auf Glas eingeritzten 



! ) Auf eine physikalische Beschreibung und Theorie des Abbe'schen Refraktometers soll hier nicht eingegangen 

 werden, da sie sich in allen Handbüchern der Physik findet (46). Zuerst bin ich auf dieses Refraktometer durch 

 Herrn Professor Dr. Hagen hier aufmerksam gemacht worden. 



0. Krümme 1, Geophysikalische Beobachtungen. C. 



