Aräometer- Beobachtungen. 



65 



alsdann zwei empirische Formeln zur Berechnung der S (p) und ihrer Beziehungen zu S (~) 

 darnach aufgestellt. Gegen diesen Versuch ist zunächst einzuwenden, dass er Lentzens 

 Beobachtungen an Kochsalzlösungen den andern gleichwerthig benutzt; ferner dass er die 

 specifischen Gewichte bis zur sechsten Decimale ausrechnet, obwohl doch die fünfte schon 

 unsicher ist und bleiben muss, auch wenn er mehrere Reihen kombinirt, denen "Wasser von 

 verschiedenem, wenn auch ähnlichem Salzgehalt zum Grunde liegt. 



Keine der bisher erwähnten Autoritäten hat aber Seewasser von geringerem Salzgehalt 

 als Ekmans A = 20.9 Promille auf die Volumausdehnung experimentell untersucht, sodass wir 

 zu Aräometerbeobachtungen für unsre Ostsee und Nordsee diese Volumverhältnisse nur durch 

 Interpolation rechnerisch kennen lernen können. Ich habe selbst diesen Versuch einer solchen 

 Interpolation im Zusammenhange mit meiner schon vorher erwähnten Abhandlung über das 

 Aräometer veröffentlicht (30), auf die also abermals verwiesen sein mag. Ebendort sind auch 

 neue Reduktionstafeln für unsre deutschen Glasaräometer zur Umwandlung der S( 17 \.„) in S(Jl^) 

 gegeben, unter der Annahme einer kubischen Glasausdehnung von 0.0000265. Welche Un- 

 sicherheit für die Reduction der S( 17 t ° ) noch besteht, je nachdem wir die eine oder andre der 

 neueren Volumbestimmungen zum Grunde legen, mag folgende Vergleichstabelle für t = 0° 

 und 30° erweisen. Die specifischen Gewichte sind so wie sie das Aräometer zeigen würde, also 

 mit Glaskorrektion versehen; als Einheit der Volumina ist das bei 0° angenommen. Für 

 S(£g) = 1.027 wird nun: 



Nach 

 Ekman 



Nach 

 Dittmar 



Nach Thorpe 

 & Rücker 



Nach 

 Tornöe 



Nach meiner 

 Interpolation 



Volum bei 17.5° 

 Volum bei 30° . 



1.002588 

 1.006129 





1.002636 

 1.006090 



1.002663 

 1.006259 



1.002610 

 1.006125 



1.002593 

 1.006141 



1.029-2 1.029-26 1.029-28 1.029-24 1.029.21 



1.023-70 1.023-79 1.023-65 1.023-73 



Man sieht, wie zwischen den specifischen Gewichten nach Dittmars und Thorpe - Rückers 

 Volumwerthen eine Differenz von 0,00014 oder 0.14 A (Aräometergraden) besteht 1 ) und kann 

 sich so überzeugen, dass es wenig Werth hat, die specifischen Gewichte bis auf die fünfte 

 Decimale genau anzugeben. Man muss befriedigt sein, wenn man der vierten Decimale bei 

 Temperaturen von mehr als 20° wirklich sicher ist. 



Auch die Aräometer selbst sind, abgesehen von der für jedes Instrument vorhandenen 

 Standkorrektion, nicht im Stande, eine grössere Sicherheit zuzulassen, als etwa +0.05 A . Die 

 von mir auf der Reise verwendeten und vorzüglich gearbeiteten Aräometer gehörten dem 

 sogen, »grossen Satz« an, und umfassten folgende Intervalle: 



') Ich verwende im Folgenden der Abkürzung und Uebersichtlichkeit wegen das Zeichen A im Sinne von 

 »Aräometergraden«, indem z. B. statt 1.02755 gesetzt wird 27 - 55 A . 



O. Krümmel, Geophysikalische Beobachtungen. C. 



