Chlortitrirung. 67 



b. Die Chlortitrirung. 



Diese schon von Forchhammer in seinen ersten grundlegenden Untersuchungen mit 

 Erfolg angewandte Methode hat vielfach sehr begeisterte Vertreter gefunden. An Bord hat sie 

 der französische Hydrograph Bouquet de la G r y e (38) wohl zuerst auf seiner Reise nach 

 der Campbell-Insel und zurück 1873 und 1874 regelmässig angewandt. Seinem Rath und 

 Beispiel ist dann J. Thoulet (39) auf der Fahrt vom Kanal nach Neufundland und zurück 

 im Sommer 1887 gefolgt. Sehr beliebt ist dies Verfahren bei den Schweden. Schon an Bord 

 von Nordenskiölds Vega hat Ltnt. Bove (1879/80) regelmässig in den nordsibirischen Ge- 

 wässern neben Aräometerbeobachtungen auch Chlortitrirungen ausgeführt, die von Otto 

 Pettersson (40) sorgfältig bearbeitet vorliegen. Petterssons Anleitung ist dann Axel 

 Hamberg (22) auf Nor denskiölds Fahrt nach Grönland im Jahre 1883 gefolgt, und in 

 grossartigem Massstabe ist 1890 diese Methode für die klassische Erforschung des Skagerrak 

 durch 0. Pettersson und den Jüngern Ekman (42) zur Anwendung gelangt: hier sind rund 

 1000 Proben durch Chlortitrirung im Laboratorium zu Stockholm analysirt worden. Im Auf- 

 trage der Ministerialkommission zur Erforschung der deutschen Meere hatte Professor O. 

 Jacobsen (41) zahlreiche Proben aus der Ostsee und Nordsee untersucht, während Professor 

 Köttstorfer solche aus der Adi'ia im Laboratorium der Marine- Akademie in Fiume auf den 

 Chlorgehalt geprüft hat. 



Zur Kontrole der Aräometer sowohl schon vor Antritt, wie während der Reise, dann 

 aber auch um bei schlechtem Wetter die Aräometer überhaupt zu ersetzen, schien m^r diese 

 Methode besonders geeignet. Ich beschaffte zu diesem Zwecke: 



gebung aber (kompensirend) nach oben geht und natürlich dann das Aräometer liebt. Erst nach 12 bis 15 Minuten 

 sah ich diese Wirkung verschwinden, wenn ich das Thermometer mit einiger Geschwindigkeit in den Messcylinder hatte 

 einsinken lassen. Umgekehrt wird beim Herausziehen des Thermometers das Wasser mit in die Höhe gezogen, also 

 in der Umgebung abwärts streben, und so das Aräometer tiefer in die Flüssigkeit hineinziehen, sodass es dann ein 

 scheinbar geringres specifisches Gewicht angiebt, Makaroff sah den Standunterschied 8 abnehmen mit dem Durch- 

 messer des Messcylinders : 



bei 65 mm Durchmesser 8 = 047 A , 



» 95 » » » = 0-09 A , 



» 140 » » » = 0-05 A , 



was zu der oben gegebenen Erklärung insofern passt, als, bekannten Stromgesetzen gemäss, die durch Einführung des 

 Thermometers hervorgerufene Kompensationsströmung in einem weiten Messglase langsamer auftreten und schwächer 

 hebend auf das Aräometer wirken wird, als in einem engen Messcylinder. - - Die erwähnten Störungen können solch 

 hohe Beträge, wie Makaroff sie angiebt, übrigens nur erlangen, wenn gleich nach Einführung oder Ausheben des 

 Thermometers die Aräometerskala abgelesen wird; schon nach 7 bis 10 .Alinuten Ruhe wird die Störung unter 0"05 Ä 

 sein. Noch schneller ist sie zu beseitigen, wenn man nach Einführen oder Herausnehmen des Thermometers das 

 Aräometer selbst durch Drehung des Halses zwischen den Pingerspitzen schnell um seine Längsachse rotiren lässt: 

 diese energische Bewegung tötet anscheinend die vertikalen Stromvorgäuge rasch ab. Dasselbe erreicht man auch, 

 wenn man nach Einführen des Thermometers das Aräometer ganz herausnimmt und wieder einsetzt, worauf es bekannt- 

 lich energisch auf- und abpendelt. Ist es dann zur Euhe gekommen und tupft man die Tröpfchen Seewasser von dem 

 aus dem Wasser herausragenden Halse sorgfältig ab, so wird man, Temperaturgleichheit vorausgesetzt, genau identische 

 Ablesungen erhalten. — Auf meinen Rath hat Herr Dr. G. Schott auf seiner Segelschiti'sreise nach den ostasiatischen 

 Gewässern die Aräometer so behandelt und, wie er mir mittheilt, ganz befriedigende Ergebnisse erhalten. 



O. Krümm el, Geophysikalische Beobachtungen. C. 



