68 0. Krümme], Geophysikalische Beobachtungen. 



1) zwei sehr sorgfältig gearbeitete Mohr'sche Büretten mit Glashahn und einer Theilung, 

 die eine Genauigkeit der Ablesung bis 0.01 cc, namentlich bei Verwendung eines Erd- 

 mann'schen Bürettenschwimmers, erlaubte. 



2) Zwei ebenfalls sorgfältig gearbeitete Vollpipetten, die den Gehalt von 20 cc zwischen 

 zwei eingeritzten Marken gaben; wie die Büretten calibrirt auf 15°. 



3) Zwei Liter einer Lösung von salpetersaurem Silber im Verhältniss von 10 Procent 

 (genauer 9.909 Procent). Die Silberlösung entsprach dem Käthe Kött stör fers, »dass 

 ungefähr 1 cc davon alles Chlor (und Brom) aus einem cc Seewasser von oceanischem Salz- 

 gehalt ausfällen solle«. 



4) Als Indikator : ein Quantum neutrales chromsaures Kalium. 



5) Stativ, Bechergläser, Glasstäbchen, Spritzfiasche für destillirtes Wasser. 



Die Installirung an Bord war sehr bequem möglich; im Bibliothekzimmer an der 

 Backbordseite, nahe am Bücherbord (vgl. Bd. A, S. 55, Fig. 5), wurde auf dem Tische das 

 mit einer kleinen hochrandigen Blechpfanne versehene Stativ angeschi-aubt. Die Glasinstrumente 

 befanden sich in einem im Bücherborde stehenden ebenfalls festgeschraubten Deckelkasten und 

 wurden nur zum wirklichen Gebrauch daraus entnommen. Wie Bamberg kann auch ich 

 nur versichern, dass der Seegang, wenn er auch noch so stark auftritt, die Chlortitrirung nicht 

 wesentlich stört. Durch Bruch habe ich auf der ganzen Fahrt nur eine Spritzflasche eingebüsst, 

 indem ich sie nach dem Neufüllen zerdrückte; sonst ist mir weder eine Bürette, noch Pipette, 

 (noch auch ein Aräometer) zu Schaden gekommen. Da schon vor Antritt der Fahrt im Chemischen 

 Laboratorium der Universität ein halbes Liter der Silberlösung theils zur Einübung im 

 Beobachten, theils zur Prüfung der Aräometer verbraucht war, und nach Beendigung der 

 Keise eine ebensolche Kontrole wiederholt werden sollte, wurde auf der Reise selbst der Chlor- 

 gehalt nur in den ersten sechs Wochen häufiger, aber auch nicht regelmässig jeden Tag fest- 

 gestellt; diese Methode sollte grundsätzlich in die zweite Linie, hinter die Aräometerbeobachtungen 

 treten. Die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, würden mich jedoch veranlassen, die Chlor- 

 titrirung künftighin mindestens in gleicher Häufigkeit wie die Ablesung der Aräometer anzuwenden. 

 Was die Bearbeitung der Ergebnisse betrifft, so ist auch hier die Zahl der Korrektionen 



und Fehlerquellen nicht unbedeutend. Es wird am Besten sein, die Untersuchung an einem 



bestimmten Beispiel und zwar an dem für die Aräometeruntersuchung benutzten Nordseewasser 



(s. oben S. 66) durchzuführen. 



Die Titrirung von je 20 cc Seewasser ergab folgende Reihe von 14 einzelnen Werthen, 



in cc Silberlösung bei ca. 15° Temperatur: 



17.99, 18-02, 18.05, 18-03, 18-02, 18-02, 18-01, 18-01. 18-01, 18-00, 18-00, 18.01, 18-02, 17-98. Daraus Mittel = 18-01. 



Der wahrscheinliche Fehler des Mittels ist noch nicht ganz = + 0.003, der einer einzelnen 



Bestimmung aber = + 0.012 cc. Als Chlorgehalt in Gramm pro Liter Seewasser erhält man 



darnach für den Mittelwerth 



= 35.5 99.09 50 1801 = 18 63 



A 170 1000 



Die extremen Werthe aus der ganzen Reihe würden dagegen 18.60 und 18.68 sein. 



