200 SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 1903 



la coquille seront des courbes de position assez fixes (1). — Quand 

 le crochet de la valve est sur le point 0, ou en est très proche, de 

 telles courbes présentent le grand avantage de rayonner en partant 

 du sommet ; d'où souvent, cela se conçoit, des notions importantes 

 sur les stades jeunes de la coquille ; pour retrouver la même pro- 

 priété avec des coquilles dont le crochet est très proéminent et 

 s'éloigne beaucoup de 0, il est nécessaire de repérer expérimenta- 

 lement la position T de celui-ci sur OD, et de faire partir les 

 rayons OM, ON.... de ce point T (soit OM', ON'....) en prenant pour 

 base de l'angle a une parallèlle à AB menée par T. Dans tous les 

 cas, les résultats obtenus pour a = 90» sont naturellement les 

 mêmes. Si l'on utilise uniquement, comme plus intéressantes, les 

 courbes rayonnant à partir du sommet, il suffit donc, pour définir 

 leur portion, d'indiquer la valeur de leur a. 



2° Méthode pour enregistrer les courbes. Ce point-ci est assez 

 important, car une technique défectueuse peut compromettre ici, 

 plus qu'ailleurs peut être, la sûreté des recherches. Deux procédés 

 peuvent s'opposer: le premier consiste à scier la coquille suivant le 

 plan voulu, et à reporter directement la section sur le papier. Ce 

 procédé est assez simple certes, mais il a l'inconvénient de faire 

 perdre beaucoup de temps et de matériel, une coquille ne pouvant 

 guère servir ainsi à plus de deux opérations. L'autre méthode 

 repose sur l'emploi d'un appareil enregistreur, qui relève la courbe 

 suivant la direction voulue, sans détériorer la coquille; elle est 

 évidemment bien préférable. Les premiers essais que je fis en cette 

 matière, à l'aide d'un pantographe, me démontrèrent tous les avan- 

 tages de cette technique, mais aussi l'absolue nécessité d'un appa- 

 reil enregistreur automatiqui'. donnant un dessin exempt de toutes 

 les irrégularités que transmet inévitablement la main de l'opéra- 

 teur à tout appareil mû lentement par elle. En définitive, je cons- 

 truisis, en m'inspirant surtout du principe du stéréographe de 

 Broca, un appareil dit conchni/raiihe, dont voici la diagnose rapide. 



Une lige (fig. 4) AB fixe, vissée dans un montant de bois, sert d'axe 

 de rotation à un système rectangulaire KLCDMN, dont l'extrémité 

 inférieure est un demi-cadre métallique MN ; ce demi-cadre MN 

 supporte lui même, par l'intermédiaire de deux pointeaux EF, 



(1) A titre d'exemple de cette fixité, je citerai le cas suivant ; 



Dans Pecten Max., l'étude de la valve concave — que j'ai commencée la pre- 

 mière — montre que la courbe d'à = 90 suit d'un bout à l'autre un espace inter- 

 costal, lequel ellleure la région antérieure de l'impression musculaire; et cela 

 dans 50 exemplaires sur 52. 



