76 sÉAiSCE DU 25 JUIN 1907 



mobile dans le sens vertical au moyen d'une vis micromé- 

 trique L. De plus, le microscope proprement dit comprend une 

 partie basilaire fixe, sur laquelle s'articule la partie supérieure 

 portant objectif et oculaire et susceptible de prendre, à gauche 

 et à droite de l'axe de symétrie de l'appareil, une inclinaison 

 donnée. La simple adjonction d'une chambre noire permet de 

 prendre automatiquement, et sur une même plaque Sxl6, 

 deux vues du même objet sous un angle différent. Les photo- 

 graphies se font avec ou sans oculaire. Elles sont à relief 

 direct. La loupe nécessaire à la dissection et l'objectif utilisé 

 par l'histologiste donnent des grossissements linéaires variant 

 de 4,5 à 200. 



Quand le relief des objets et la profondeur des objectifs sont 

 tels que la photographie devient impossible, on peut obtenir 

 par la chambre claire et sous deux angles différents, deux 

 dessins du même objet dont on aura par suite la représentation 

 stéréoscopique. Le grossissement pourrait atteindre 1250 dia- 

 mètres. 



Pour les animaux dont la taille est supérieure à 15 milli- 

 mètres, la chambre noire subit une rotation de 180 degréî^, 

 reçoit un véritable objectif photographique et devient relative- 

 ment indépendante du microscope. Le grossissement linéaire 

 décroît alors de 3,4 à 1/15. L'appareil, abstraction faite du 

 microscope, rappelle alors c»'hii de Scheffer. 



Il importe dans tous les cas que la face supérieure de l'objet 

 coïncide rigoureusement avec l'axe de rotation. A cette condi- 

 tion seule, l'objet restera centré, et la mise au point demeurera 

 invariable pendant les deux opérations successives. Un premier 

 procédé, suffisamment exact quand il s'agit de grossissements 

 moyens, consiste à placer approximativement l'objet au niveau 

 de l'axe de rotation, l'appareil étant au zéro, c'est-à-dire dans 

 la position verticale. On incline d'un angle a. Si l'animal ne 

 reste pas centré, c'est c[u'il est au-dessus ou au-dessous de 

 l'axe de rotation. La vis micrométrique permet de corriger 

 l'erreur; son déplacement nécessite naturellement celui de la 

 crémaillère. 



Avec les forts grossissements, il est préférable d'amener la 

 platine au niveau de l'axe, à ce moment,, l'extrémité de 

 l'indice I coïncide avec un point de repère du support de la pla- 

 tine. On met au point, par la crémaillère, la face supérieure 

 de la platine. L'objet placé sur celle-ci est donc au-dessus de 

 l'axe de rotation. Il y est ramené sous l'action exclusive de la 



