74 sÉANcr: du 2o jli>" 1007 



SUR UN NOUVEAU MICROSCOPE ET SES APPLICATIONS 

 A LA MICROPHOTOGRAPHIE STÉRÉOSCOPIQUE 



PAR 



A, QUIDOR et A. NACHET 



Cet appareil, construit par la maison Nachet, satisfait à tous 

 les besoins du laboratoire : dissections fines, histologie, cyto- 

 logie, réductions ou agrandissements photographiques de 

 dessins ou de planches. Mais notre objet principal est de per- 

 mettre la représentation stéréoscopique des objets, depuis les 

 infiniment petits jusqu'à ceux dont la taille atteint un mètre. 



Les appareils binoculaires permettent bien, il est vrai, la 

 photographie stéréoscopique ; mais leur champ d'action est très 

 limité parle principe même de leur construction qui ne permet 

 pas remploi d'objectifs puissants. Deux objectifs faibles sont 

 accouplés et prennent simultanément une vue de l'objet sur 

 deux petites plaques indépendantes de 55 millimèlres de côté. 

 Le grossissement en diamètre varie de 11/6 à 11, et la taille 

 des animaux, exprimée en millimètres, doit être sensiblement 

 comprise entre 30 et 3. 



Au point de vue photographique^ notre appareil présente 

 tout d'abord sur l'appareil binoculaire l'avantage d'avoir, à 

 grossissement égal^ un champ superficiel beaucoup plus étendu. 

 11 permet d'ailleurs la représentation des animaux, depuis les 

 infiniment petits jusqu'à ceux dont la taille atteint un mètre et 

 le rapport linéaire de l'image à l'objet varie de 350 à 1/15. 



Le principe en est aussi simple que la manipulation. Il difTère 

 en effet des microscopes ordinaires dont il possède tous les 

 perfectionnements par l'indépendance de la platine qui est 



Légende de la Figure. 



^I, corpf! du microscope : 0, objectif; F, bouton laano^uvfant la crcmaillèi'e de 

 mise au point; G, centre de rotation; E, ind(!X mesurant l'inclinaison ; S, bouton 

 de serrage immobilisant l'appareil dans ses positions successives. 



P, platine, indépendante du microscope, à rotation et à mouvements rectangulaires, 

 déplacement vertical' par la vis micrométrique L ; b, l'un des boutons connuan- 

 dant les mouvements rectangulaires; i, index affleurant à un point de repère de 

 L quand la face supérieure de la platine passe rigoureusement par l'axe de 

 rotation C. 



N, chainbye noire et son châssis Sx 16; AB, A'B', les deux positions successives 

 du châssis pour la prise d'un cliché stéréoscopique; D, tige-support de la chambre 

 fonctioDnant : (a) comme annexe du microscope, (6) comme chambre indépendante 

 munie d'un objectif photographique ; ï, double tube empêchant toute infiltration 

 de lumière difl'use ; V, lame pour obturer ou diaphragmer. 



