Bulletin de l'Institut Ogeanographique 



(Fondation ALBERT I", Prince de Monaco) 

 N» 354. — I 3 Juin igiq. 



Indications importantes concernant 



la conservation et la manipulation des 



thermometres a renversement 



Redigees par M. Mieczyslaw OXNER 

 Assistant au Miisee Ocaanographique. 



A. — Conservation et transport. 



§ 1. — Les thermometres doivent etre toujours conserves et 

 transportes dans une position verticale, le grand reservoir de 

 mercure en bas. 



§ 2. — Pour le transport en bateau on en chemin de fer, on les 

 emballe soigneusement dans une caisse ayant la forme d'une pyi"a- 

 mide a base tres large et sommet coupe, etroit. 



§ 3. — Sur deux flancs de la pyramide on applique deux anses, 

 par lesquelles on saisit la caisse pour la porter. 



B. — Prise de temperature en mar. 



§ 4. — Avant de mettre le thermometre dans la monture a 

 renverserpent, on s'assurera : 1° que le grand reservoir a mercure 

 se trouve en bas ; 2° que la colonne de mercure du thermometre est 

 ininterronipiie et qu'elle a parfaitement rejoint le mercure de la 

 partie capillaire speciale, \i\ 011 elle se brise au renversement ; 

 3° si le petit reservoir superieur est rempli partiellement de mer- 

 cure, aucune gouttelette separee de mercure ne doit se trouver 

 collee au sommet de ce petit reservoir ; 4° si c'est le cas, secouer 

 fort le thermometre (tout en le tenant verticalement), jusqu'a ce que 

 la gouttelette separee ait rejoint la masse du mercure. 



