i^ 5. — A|)i'('s avoir mis le (licniioinetro dans la inoiilui-c a ren- 

 versenient, h; i^-raiiJ reservoir cii has, s'assiirer : 1" si \c tlicrmo- 

 metre y est bien lixe ; 2" si la niontui-e fonctionue bien. 



G. — Lecture a bord et correction des lectures brutes. 



s5 G. — A la remontee tie Tappareil, on se meltra iiiimediate- 

 metit a Tombre et on verifiera i'a[)idenient si la monture a bien 

 fonctionnee. 



§ 7. — Kii tenant Tappareil a contre-jour, on lira a /laii/e voix 

 d'abord la temperature du thermonietre a renversement, en evaluant 

 las centiemes de degres, ensuite on lira et on inscrira la tempera- 

 ture du thermonietre auxiliaire, a un dixieme de dcgre pres. 



§ 8. — Des loupes speciales sent utiles pour evaluer les cen- 

 tiemes de degre du tliermometre a renversement. 



§ 9. — Cha([ue tliermometre est muni d'un certilicat d'epreuve 

 indicpiant les ecarts individuels de calibrage, qu'il faut prendre en 

 consideration, lors des corrections des lectures brutes. Le tableau 

 suivant, en usage au Musee Oceanograplii([ue de Monaco, est tres 

 commode. II evite uiie perte de temps, grace aux interpolations, et 

 une perte eventuelle d'un certilicat d'epreuve. On le compose de 

 fa^on a avoir les donnees des certificats de tous les thcrmometres 

 qn'on possede. Voici un exemple. 



