— 3 — 



D. — Table des corrections pour les thermometres a renver- 

 sement, modele Nansen-Ekman. 



§ 10. — Etant donne qu'en pratique la lecture du therniometre 

 ne peut etre faite in situ, c'est-a-dire dans une temperature identique 

 a celle de la couche d'eau mesuree et, que, pendant la montee, le 

 mercure, separe par le renversenient, aui-ait pu changer son volume, 

 on calcule les cori-ections d'apres la forniule suivante : 



(vol. + T) (T —  t) 

 Corr. = 



6300 



T la temperature lue au thermometre a renversenient et 



corrigee suivant le § 9 et le § 12. 

 t , la temperature lue au thermometre auxiliaire et corrigee 



suivant le § 9 et le § 12. 

 \'ol . . . . , le contenu du reservoir et de la colonne de mercure du 



thermometre a renversement, jusqu'au trait de 0°G ; 



ce volume est s-rave sur la tio-e de ce thermometre. 

 o o 



Exeniple et marche a suivre : 



^ a. — Lectures « brutes » a bord : T = 1G°48 ; t = 20".50. 



5i 12. — Corrections des lectures « brutes » d'apres les donnees 

 de certificat d'epreuve joint a cha([ue thermometre : 

 T = ir)°48 + 0O02 = 16°50 ; t = 20"50 + Ono = 20°60. 



§ 13. — Corrections definitives d'apres la formule du § 10 : 



vol. T T t 



(110+16,50)(lG,50-20,GtJ) 1 1G,50(- 4,10) 



Corr. = = = — u"Uo 



G300 6300 



t 



§ 14. — Resultat definitif : IG^SO — 0°08 = 16«42. 



§ 15. — Les calculs du § 4 sont simplifies, en les rempla^ant 

 par la « table des corrections » ci-contre : 



(354) 



