N" 14. — 16 JUILLET 188^. Supplcment au ]o\xxr\7iX an Botanique. 



BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. 



P. J. Kroutitzky . — Mouvements des gas da?2S les plantes (Scripta 

 botanica horti Universitatis Petropolitanae, en russe, avec résumé 

 allemand. Tome II, fascicule II, 18S9). 



L'auteur s'est occupé d'étudier la perméabilité du bois pour l'air et 

 ses variations aux différentes saisons. L'appareil qu'il emploie se com- 

 pose essentiellement d'un réservoir dans lequel on peut comprimer de 

 l'air à une pression donnée par un manomètre à mercure, compression 

 qui s'obtient en élevant une ampoule remplie de mercure et commu- 

 niquant avec le réservoir par l'intermédiaire d'un tube de caoutchouc. 



La branche d'arbre sur laquelle on opère est mise en relation avec 

 ce réservoir par une de ses extrémités, tandis que par l'autre elle est 

 en communication avec un manomètre à eau. L'air comprimé dans le 

 réservoir vient presser sur les gaz contenus à l'intérieur des tissus de 

 la branche, d'où ils seront chassés sous l'effet d'une pression d'autant 

 plus faible que la branche sera plus perméable. Dès que cette pression 

 sera suffisante pour opérer cette expulsion, on verra le mercure baisser 

 dans le manomètre, et au contraire le niveau s'élever dans la branche 

 libre du manomètre à eau. 



Tel est le principe général de l'appareil. M. Kroutitzky le modifie 

 en deux points : 



1° Le réservoir à air comprimé communique avec deux manomètres 

 à mercure pourvus chacun d'un robinet ; 



2° A la grande branche du manomètre à eau, et communiquant avec 

 elle par un robinet, se trouve soudé un tube en U dont l'une des bran- 

 ches, élargie et ouverte à sa partie supérieure, porte au dessous de 

 l'élargissement un tube qui monte le long de la branche élargie pour 

 se replier vers le bas et venir s'ouvrir au tiers supérieur environ de la 

 partie dilatée : quand on mettra de l'eau par la branche ouverte, elle 

 s'écoulera par l'orifice du bec, dès que son niveau aura dépassé le plan 

 horizontal passant par cet orifice. 



Maintenant on conçoit que la communication de la branche libre 

 du manomètre à eau avec l'extérieur étant fermée et le robinet qui fait 

 communiquer cette branche avec le tube en U étant ouvert, si un excès 

 de pression vient à se produire, le liquide s'écoulera par le tube jus- 

 qu'à ce que l'excès de pression ait disparu. Le volume du liquide qui 

 s'écoule représente le volume du gaz contenu dans les branches, à la 

 pression atmosphérique. 



