536 A. Zander: Morphologie der Gewebe. 



Form des Messers ab. Hier fand Verf., dass die Rasirmesser die besten Resultate liefern. 

 Andererseits spielt aber die Schleiffläche und das Schleifpulver eine grosse Rolle. Als 

 Schleiffläche benutzte Verf. Spiegelglas und Wasser zum Anrühren der verschiedenec 

 Schleifpulver. Als solche erwiesen sich am besten zur Herstellung der genügenden Schärfe: 

 1. Eisenoxyd aus oxalsaurem Eisen bereitet, 2. Eisenoxyd aus Ammoniumeisensulfat, 3. Dia- 

 mantine No. 1. Diese als Polirpulver dienenden Substanzen werden erst benutzt, wenn das 

 Messer mit Wiener Kalk bereits abgezogen ist. 



So erhielt Verf. hinreichend scharfe Messer , um ein nach jeder Hinsicht vorzüg- 

 liches Schnittband von 2 ft Dicke herzustellen. 



Will man noch dünnere Schnitte ohne Pressung herstellen , so ist es erwünscht, 

 das Abziehen des Messers unmittelbar vor der Anfertigung der Schnitte vorzunehmen. 



In allen Fällen ist der Gebrauch des Streichriemens vollkommen ausgeschlossen. 



Zum Einbetten benutzte Verf. stets hartes Paraffin von der Cambridge scientific 

 instrument Company (Schmelzpunkt ca. 55'' C), in dem keine Objecte eingeschmolzen waren. 



ni. Die Anfertigung von Celloidiuschuitten. Da die Bahn des Reinhold- 

 Giltay-Mikrotoms 6 cm lang ist, so eignet es sich auch zum Schneiden von Objecten, die in 

 Celloidin eingebettet sind. Zu diesem Zweck ist ein eigener Messerträger und Objecthalter 

 gebaut worden. 



Für die Anfertigung von Celloidinschnitten wird das Messer am besten mit Wiener 

 Kalk geschliffen und nachher der Streichriemen in Anwendung gebracht. So erhält man 

 leicht eine tadellose Schneide. 



14. Borgert, A. und H. Ueber eine neue Vorrichtung zum Heben des Objects am 

 Jung'schen Mikrotom. ~ Zeitschr. f. wiss. Mikrosk., Bd. X, 1893, p. 1 — 4. Mit 1 Holzschn. 

 Referirt J. R. Micr. S. 1893, p, 801. 



Es genüge hier der Hinweis auf diesen Apparat mit dem Bemerken, dass derselbe 

 sich besonders beim Schneiden langer Objecte bewährt, da die Schlittenbahn bei einer Länge 

 von 27 cm nur eine Hebung des Objectes von etwa 13 mm ergiebt, die Schraube aber ausser- 

 dem noch eine solche bis zu 16 mm ermöglicht. Preis der Vorrichtung 6 M. 



15. Born, G. Ein neuer Schnittstrecker. — Zeitschr. f. wiss. Mikrosk., Bd. X, 1893, 

 p. 157—160. Mit 1 Holzschn. 



Das kleine Instrumentchen beruht auf dem Princip, den Schnitt mit einem Minimum 

 von Kraft niederzuhalten, so dass dessen Aufrollungsbestreben gerade paralysirt wird. Ein 

 äquilibrirter zweiarmiger Hebel dreht sich sehr leicht um eine horizontale, in einer Gabel 

 befestigte Axe. Die Gabel kann an einem horizontalen runden Stabe mittels Schraube in 

 jeder beliebigen Stellung festgestellt werden. Der Hebel trägt an dem einen Ende eine 

 kleine, flache, federnde Zwinge, in welche ein am freien Ende abgerundetes oder auch quer 

 abgeschnittenes Stückchen Papier eingeklemmt ist. Das freie Ende des Papierstücks, welches 

 eventuell noch durch ein Reiterchen aus Metalldraht beschwert wird, muss auf dem Vorder- 

 rande der Schnittfläche des Paraffinblockes aufliegen. 



Für Schraubenmikrotome liefert Herr Mechaniker Klein er t in Breslau, Breite 

 Strasse, das Instrumentchen zum Preise von 8,50 M. 



16. Garcia, S. Ädeodato- Eingetheilte Glasschalen zum Einlegen von Serienschnitten. 

 — Zeitschr. f. wiss. Mikrosk., Bd. IX, 1893, p. 313—315. 



Hat man eine grössere Anzahl von Schnitten zu behandeln, so empfiehlt Verf., 

 sich zur Behandlung derselben mit verschiedenen Medien einer grossen Schale, welche durch 

 Querleisten in Zellen getheilt ist, so dass zwar die Flüssigkeit in alle Zellen dringt, die 

 in einer derselben befindlichen Schnitte aber nicht in die benachbarten geschwemmt werden 

 können, zu bedienen. 



17. Edwards, A- M. Medium for mounting microscopical objects which will not 

 mould. — The Omaha Clinic, Sept. 1892. 



Nach der Mittheilung in J. R. Micr. S. 1893, p. 270 giebt eine Mischung gesättigter 

 Lösungen von Borax, wirklicher Salicylsäure und Cinnamomöl filtrirt ein Medium von hoher 

 Brechkraft, welches sich zum Einbetten von thierischen und pflanzlichen Objecten eignet. 

 Die Verhältnisse sind im Original nicht angegeben. 



