Technisches. 507 



3. Leroy, C. J. A- Un moyen simple de verifier le centrage des objectifs du 

 microscope. — C. R. Paris, t. CXIII, 1891, p. 639. — Referirt Zeitschr. f. wiss. Mikrosk., 

 Bd. IX, 1892, p. 328—329. 



Zur Controle der Ceutrirung der Objective empfiehlt Verf. ein Verfahren, welches 

 auf Folgendem beruht. 



Wenn die Linsenoberflächen unter einander centrirt sind, so werden die Bilder eines 

 in der optischen Axe befindlichen leuchtenden Punktes alle auf dieser Axe liegen und sich 

 decken, wenn das beobachtende Auge ebenfalls in der optischen Axe sich befindet, dagegen 

 eine gerade Linie bilden, wenn das Auge sich ausserhalb der Axe befindet; sie werden 

 auch dann eine gerade Linie bilden, wenn der leuchtende Punkt ausserhalb der Axe liegt,, 

 sobald nur das Auge mit dem leuchtenden Punkte und der Axe auf einer Ebene liegt. 

 Hiervon macht Verf. zur Prüfung der Ceutrirung eines Objectivs Gebrauch, indem er mit 

 einer Lampe und einem Augenspiegel einen Lichtstrahl auf die Ocularseite des Objectivs 

 wirft, während die andere Seite mit der Hand zugehalten wird. Man findet dann leicht 

 eine Stellung, bei der bei guter Ceutrirung alle Bilder sich decken oder in eine Gerade 

 fallen. Die Methode ist deshalb empfindlich, weil man ein feines Gefühl dafür hat, ob eine 

 Linie eine vollkommene Gerade ist oder nicht. 



Geben die entfernteren Linsenoberflächen des Systems keine genügend deutlichen 

 Bilder mehr, so prüft mau die aus den Componenten des Objectives methodisch zusammen- 

 gestellten Gruppen einzeln. 



4. Edioger, L. Neuer Apparat zum Projiciren und Zeichnen anatomischer und 

 anderer Präparate für Lupenvergrüsserungen. — Naturw. Wochenschr., Bd. VII, 1892, 

 p. 314. Mit Abb. 



Bereits angemerkt Bot. J., XIX, 1891, 1. Abth., p. 467, Ref. 33. 



5. Goethart, J. W. Chr. Het teekenen van moeilijk zichtbare bijzonderheden iu 

 microscopische beeiden, met behulp van de Camera lucida. — Ned. Kruidk. Arch. 2 e Serie. 

 VI. p. 161. 



Methode zum Zeichnen mittels der Camera lucida von schwer sichtbaren mikro- 

 skopischen Bildern. Der Vortragende bedient sich dazu eines mit Fuchsin roth gefärbten 

 Papiers, auf welchem er zeichnet mit einem Bleistift, dessen Spitze weiss gefärbt ist. Das 

 Papier wird dazu getränkt mit einer Lösung von 1 Theil Fuchsin und 2 — 3 Tiuilen Alkohol 

 von 96 u /o' Nach der Zeichnung wird das Papier entfärbt durch Kalium- oder Natriumnitrit. 



Bo er läge (Leiden). 



6. Bernhard, W. Ein Zeichentisch für mikroskopische Zwecke. — Zeitschr. f. 

 wiss. Mikrosk., Bd. IX, 1892, p. 439—445. 1 Holzschn. — Referirt Bot. C, Bd. LV, 

 1893, p. 138. 



Verf. hat einen Zeichentisch nach folgenden Grundsätzen gebaut: 



1. Mikroskop und Zeichentisch müssen fest auf einer Grundplatte mit einander ver- 

 bunden sein, jedoch so, dass sie sich gegenseitig in ihren Bewegungen nicht stören. 



2. Die Zeichenfläche muss beim Zeichnen stets in normaler deutlicher Sehweite 

 = 250 mm vom Auge des Zeichners entfernt sein (anormale Augen müssen auf diese Norm 

 corrigirt werden), da 



3. im Allgemeinen die Zeichnung in ihren Dimensionen der mikroskopischen Ver- 

 grösserung entsprechen soll, woraus sich ergiebt, dass 



4. der Zeichentisch vertical und in Neigung zum Mikroskope verstellbar sein muss. 

 Die genaue Beschreibung des Apparates nebst Maassen zum Selbstbau ersehe man 



aus dem Original. Der Apparat ist noch nicht durch den Handel zu beziehen. 



7. Schieferdecker , P. Ueber einen Mikroskopirschirm. — Zeitschr. f. wiss. 

 Mikrosk., Bd. IX, 1892, p. 180—181. 



Verf. giebt Mittheilung und Abbildung eines von ihm verfertigten und in längerem 

 Gebrauch bewährten Mikroskopirschirmes aus dünnem, federnden Draht und schwarzem 

 Shirting. 



8. Nieser, 0. Ueber eine neue Methode, grosse mikroskopische Präparate bei 



