Allgemeines. 559 



Will man den Alkohol als Conservirungsmittel umgehen, so hat Verf. nach laugen 

 Versuchen in einer Lösung von 2 g (höchstens 3 g) Salicylsäure auf den Liter gewöhnlichen 

 Wassers ein solches gefunden, in welchem sich die Objecte, so weit seine Erfahrungen 

 reichen, unverändert erhalten. 



4. Sqaire, P- W. Methods and formulae used in the preparation of animal and 

 vegetable tissues, for rnicroscopical examination, including the staining of bacteria. London 

 (Churchill), 1892. 100 p. 8°. 



Nicht gesehen. 



5. Belajetf, W. Ueber die Methoden der Anfertigung von pflanzlichen Präparaten 

 mittels Mikrotom nach vorläufiger Einbettung in Paraffin. — Scripta bot., t. III. St. Peters- 

 burg, 1892. p. 413 — 420. (Russisch mit deutschem Resume.) 



Nicht gesehen. 



6. Belajeff, W. Zur Technik der Anfertigung von Präparaten aus mikroskopisch 

 kleinen Objecten. — Script, bot., t. III. St. Petersburg, 1892. p. 421—423. (Russisch mit 

 deutschem Resume.) 



Nicht gesehen. 



7. Clerici, F. Metodo per preparare segioni microscopiche in alcuni casi particulari. 

 — Riv. ital. Sc. natw. Anno X, 1S90, fasc. 12. 



Referent hat die Arbeit nicht gesehen. Ein Referat ist nicht eingegangen. 



8. Cheatle, G. L Rapid method of dehydrating tissues before infiltrating with 

 paraffin. — Journ. Pathol. and Bacteriol, vol. I, 1892, p. 253—255. 1 Fig. Referirt J. R. 

 Micr. S.. 1892, p. 892—893. 



Nicht gesehen. Siehe nächstjährigen Bericht. 



Mikrotom und Mikrotomtechnik. 



9. Schiefferdecker. P. Ueber zwei von R. Jung gebaute Mikrotome. — Zeitschr. 

 f. wiss. Mikrosk., Bd. IX, 1892, p. 168-175. 



Das erste Instrument ist eine Verbesserung, oder besser gesagt brauchbare Um- 

 arbeitung des englischen „Cathcart improved microtome", welches mit automatischer Ein- 

 stellung der Mikrometerschraube für 35 M., mit Einstellung nach dem Gefühl für 25 M. 

 zu haben ist. Die Grösse der Einstellung schwankt zwischen 100 und 10 /a. Das Messer 

 sitzt auf dem Radius eines quergestellten Kreises und wird dadurch verschoben, uass dieser 

 Radius um den Mittelpunkt als Drehpunkt hewegt wird. 



Das zweite Instrument ist eine Nachbildung des „Cambridge rockiug microtome" 

 (vgl. Journ. Roy. Microsc. Soc, Ser. II, vol. 5, 1885, p. 550). Die Schnittführung ist ver- 

 tical. 1 ) In Folge der sinnreichen Bauart sind mit Leichtigkeit und Sicherheit grosse Serien 

 bis zu sehr geringen Dicken hinab herzustellen. Der eine Uebelstand ist nur der, dass die 

 einzelnen Schnitte nicht plan, sondern Theile eines Cylindermantels sind. Nach Verf. ist 

 es daher fiir embryologische Untersuchungen nicht zu gebrauchen. 



Preis ohne Messer 90 M., Messer (in Etui) 7 M.; eine Vorrichtung mit endlosem 

 Bande, um die Schnittbänder selbstthätig abzuführen, 25 M. 



10. Schiefferdecker, P- Ueber das von E. Zimmermann gebaute Minot'sche Mikro- 

 tom. — Zeitschr. f. wiss. Mikrosk., Bd. IX, 1892, p. 176-179. 



Das Minot'sche Mikrotom ist von E. Zimmermann (Leipzig-Gohlis, Hallesche 

 Strasse 27) bedeutend verbessert worden. Die Schnittführung ist vertical. Das Präparat 

 wird durch Drehung einer Kurbel an dem Messer vorbeigeführt, gleichzeitig aber auch 

 mittels einer Mikrometerschraube automatisch der horizontale, das Präparat tragende 

 Schlitten vorgeschoben. 



Das Mikrotom inclusive eines Satzes (drei Stück) Kittplatten kostet 172.50 M. 

 Eine Einrichtung zum Einstellen feiner Schnittdicken kostet 55 M., eine Bandführung 18.50 M.; 

 ein recht hübscher Definirapparat, um die Paraffinstücke rechtwinklig zu beschneiden, 

 kostet 21 M. 



1) Der Paraffiublock wird durch eine Hebevorrichtung gegen das festliegende Messer geführt. 



