Hilfsmittel, Untersuchungsmethoden. 465 



Eine durch ihr bedeutendes Gewicht stabile Grundplatte trägt von einander unab- 

 hängig die Vorrichtung zur Führung des Messers und zur Feststellung und Hebung des 

 Präparates. Erstere besteht aus einem zwischen zwei Spitzen laufenden massiven Krahn, an 

 dessen freiem Ende das Messer befestigt ist. 



Die Feststellung des Präparates geschieht in einer Präparatenklammer, welche durch 

 eine an einem Pfeiler befestigte Parallelogrammverschiebung getragen wird, welche durch 

 eine darunter befindliche Mikrometerschraube gehoben werden kann. 



Die neue Präparatenklammer besteht eigentlich aus einer Art Nivellirvorrichtung, 

 welche die Paraffinaufklebeplatte trägt, und einer nach Bedarf ansetzbaren Celloidinklammer, 

 die aber auch mittels der ersteren genau für eine bestimmte Schnittrichtung orientirt 

 werden kann. 



Mikrotom und Klammer sind zu beziehen von Gebr. Fromme, Wien VIII, Hain- 

 burgerstrasse 21, Vertreter der optischen Werkstätte Carl Zeiss in Jena. 



21. Moll, J. W. Het slijpen van Microtoom-Messer. — Botanisch Jaarboek Do- 

 donaea, III, 1891, p. 541—556, PI. XV. (Resume in französischer Sprache.) Referirt 

 Bot. C. L., 1892, p. 202. 



Die Bandmikrotome bedürfen gut schneidender Messer. Da diese aber selten zu 

 erreichen sind, giebt Verf. an, wie diese Messer gebaut sein und geschliffen werden müssen, 

 um die gewünschte Eigenschaft zu besitzen. 



22. Bernhard, Wilh. Kleiner Tropfapparat für Mikrotome. — Zeitschr. f. wiss. 

 Mikrosk. VIII, Heft III, p. 305-310. Mit 2 Holzschn. 



Dieser Apparat zum Feuchtschneiden, der auf dem Messerschlitten angeschraubt 

 wird, ist zum Preise von 12 M. erhältlich bei Gust. Mi che in Hildesheim, Kaiserstr. 13. 



23. Stoss, A. Construction eines Kühlmessers. — Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. VIII, 

 Heft 3, p. 310—313. Mit 1 Holzschn. 



Um auch in den heissen Sommermonaten mit der Paraffineinbettung bequem arbeiten 

 zu können, hat Verf. eine einfache Vorrichtung ersonnen, den Paraffinblock und das Messer 

 kühl zu halten. Er leitet mittels Wassergebläses Luft durch einen mit kleingestossenem 

 Eise gefüllten Behälter und führt dieselbe direct an den Paraffinblock. Das im Behälter 

 sich sammelnde Schmelzwasser leitet er durch einen längs des Rückens laufenden Canal des 

 Mikrotommessers. Dadurch lässt sich bei 25° R. Zimmertemperatur Paraffin von 40— 44° C. 

 Schmelzpunkt so fein schneiden, als es überhaupt die Güte des Messers und die homogene 

 Beschaffenheit des Paraffins erlauben. 



Die erwähnten Messer liefert R. Jung in Heidelberg und stellen sich je nach der 

 Länge um 3 bis 6 M. theurer als die gewöhnlichen Messer. 



24. Mayer, Panl und Schoebel, Emil. Einfache Vorrichtung zum Heben des Objectes 

 am Jung'schen Mikrotom. — Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. VIII, Heft 3, p. 303—304. Mit 

 2 Holzschn. 



Der kleine Objectheber, der ohne Zahn und Trieb geht, aber nur hebt, nicht auch 

 senkt, besteht aus einem Ring mit Führstäbchen und einem gekrümmten Hebel. Der Ring 

 ist gespalten und lässt sich mittels eines Schräubchens und des Stiftes am andern Ende 

 des Hebels fest um die Cylinder anlegen, auf welche die Paraffinblöcke aufgekittet werden ; 

 das Führstäbchen passt in einen senkrechten Gang neben der grossen Oeffnung für den 

 Cylinder. 



Der Apparat kostet nur 2V 2 M. und ist von Herrn Jung in Heidelberg zu beziehen. 



25. Cbauveaud, G. Recherches embryogeniques sur l'appareil laticiiere des Euphor- 

 biacees, Urticacees, Apocynees et Asclepiadees. — Ann. sc. nat. Ser. VII. Botanique, 

 t. XIV, .1891, p. 1-162. 8 pl. Referirt Bot. C. XLVIII, 1891, p. 334—338. 



Man vergleiche das Referat im Gewebebericht. 



26. Mayer, P. Ueber das Färben mit Hämatoxilin. — Mittheil. Zool. Stat. Neapel, 

 Bd. X, 1891. 



Das Referat kann erst im nächstjährigen Bericht erscheinen. 



27. Mann, G. Methods of differential nucleolar staining. — Trans. Bot. Soc. Edin- 

 burgh, XIX, 1891, p. 46-47. 



Botanischer Jahresbericht XIX (1S91) 1. Abtli. 30 



