

Technisches. 481 



2. Mikroskope. Nebenapparate. 



8. Rejtö, A. Reicherts Metallmikroskop. (Ztschr. f. wiss. Mikr. u. mikr. Technik, 



XIV. 1897, p. 1.) 



Beschreibung des von Reichert construirten , zur Prüfung von Rohmetall, 

 Maschinentheileu u. a. bestimmten Mikroskopes, insbesondere seiner Beleuchtungs- 

 vorrichtungen, sowie des der Untersuchung vorausgehenden Aetz Verfahrens. 



3. Mikrotom. Mikrotomteclmik. 



9. Bnscalioni, L. II nuovo microtomo Buscalioni-Becker. (Mlp., XII, 1898, S. 385 

 bis 404.) 



Verf. giebt eine Verbesserung von Becker' s Mikrotom bekannt, welche er an 

 7 Holzschnitten im Text erläutert. 



Die wesentlichen Vortheile des Apparates bestehen in einer sicheren Führung 

 des Messers, in einer gleichmäßigeren Dicke der Schnitte, ferner in der Unabhängig- 

 keit des Hebeapparates von dem das Messer führenden Schlitten. Das neue Mikrotom 

 lässt sich nach drei verschieden combinirten Zusammenstellungen benützen. 



10. Hesse, R. Ein neuer verstellbarer Messerhalter für Mikrotome. (Ztschr. f. 

 wiss. Mikr. u. mikr. Technik, XIV, 1897, p. 13.) 



Der von Hesse und Bär construirte Messerhalter gestattet eine feine Ver- 

 schiebung des Mikrotommessers gegen die Horizontalebene. 



11. Gebliardt, W. Zur Aufklebetechnik von Paraffinschnitten. (Ztsch. f. wiss. 

 Mikr. u. mikr. Technik, XIV, 1897, p. 39.) 



Die Schwierigkeit, bei Anwendung der Strasser'schen Klebemasse die Mikrotom- 

 schnitte völlig gestreckt auf dem Objectträger auszubreiten, lässt sich überwinden, wenn 

 man vor Ablage der Präparate die Kleb eschi cht mit ein paar Wassertropfen beschickt. 



12. Erlanger, R. V. Bemerkungen zu den Mittheilungen von Rhumbler über Ein- 

 bettung und Orientirung kleiner Objekte. (Zeitschr. f. wiss. Mikr. u. mikr. Technik, 

 XIV, 1897, p. 38.) 



Bestätigung der von Rhumbler (ibid., Bd. XII, XIII) veröffentlichten mikro- 

 technischen Erfahrungen. 



13. Blochmann, F. Zur Pai affinserientechnik. (Zeitschr. f. wiss. Mikr. u. mikr. 

 Technik, XIV, 1897, p. 189.) 



Um nach dem Aufkleben von Mikrotomschnitten mit Wasser oder Eiweiss das 

 Abspringen der Chitinmembranen zu verhindern, verbinde man den Objectträger an 

 den Rändern (Schmalseite) mit feinen Fäden und übergiesse dann die Schnitte mit 0,5 

 bis 1 Proc. Photoxylinlösung und bringe sie hierauf in 70 Proc. Alkohol. Durch die 

 Fäden wird die Photoxylinhaut so fest gehalten, class auch bei längerem Verweilen in 

 alkalischen Flüssigkeiten sie haften bleibt und die Schnitte festhält. Wenn die Schnitte 

 in Cedernholzöl oder in Balsam unter dem Deckglas liegen, werden die Fäden beseitigt. 

 — Die übrigen Mittheilungen des Verf. dürften wohl jenseits des Interesses der Botaniker 

 hegen. 



14. Döllken. A. Einbettung von Gewebstheilen ohne Alkoholhärtung. (Ztschr. 

 f. wiss. Mikr. u. mikr. Technik, XIV, 1897, p. 32.) 



Vortreffliche Resultate erzielte Verf. mit Seifeneinbettung. Für weiche 

 Präparate empfiehlt sich Ricinusseife, für härtere Stearinseife, für sehr weiche die 

 Oleinseife. Zur Einbettung stellt Verf. eine dünne wässerige Seifenlösung her (3—5 Proc), 

 in welche die Präparate direkt aus der Fi xirungsflüssigkeit (event. nach Auswaschung) 

 auf mehrere Tage übergeführt werden. Nach Erstarrung der Seife werden die Präparate 

 herausgeschnitten, mit Wasserglas auf Holzstücken angekittet und dann in Serien zerlegt. 



15. Tandler, .1. Zur Technik der Celloidinserien. (Ztschr. f. wiss. Mikr. u. mikr. 

 Technik, XIV, 1897, p. 36.) 



Detaillirte Beschreibung des Aufziehens und Färbens von Celloidinserien. 



Botanischer Jahresbericht XXV (1897) 1. Abth. 31 



