^02 SOCIETE IMPfilUAtE ZOOLOGIQUE d'aCCLIMATATION. 



gres, on les colore avec un peu de minium delaye dans I'huile, 

 et on place derriere I'instrument une fenille de papier blanc. 



Les thermometres destines aux observations dans les Antilles 

 pourront ne s'etendre que de— 5° a -f- 50 ; leur longueur, y 

 compris le reservoir, pourra n'6tre que de 20 a 25 centimetres : 

 lis seront done tres portatifs, et comme chaque degre aura une 

 etendue de plus de 3 millimetres, il sera facile d'apprecier 

 exactement le dixieme de degre. 



Chaque thermometre portera un numero d'ordre, et ne sera 

 expedie d'Europe qu'apres avoir subi une comparaison atten- 

 tive: une note contenant les resultats de cetle comparaison et 

 Yerreur instrumefitale, devra toujours accompagner I'envoi. 



Pour se debarrasser de la bulle d'air qui divise souvent la 

 colonne, ilfautagitervivement I'instrument dans lesens de la 

 longueur; la colonne finit par se reunir, etla plus grande masse 

 enlraine le reste. Si ce moyen ne suffit pas, on enferme le 

 thermometre, sans le moindre ballottement, dans un tube de 

 bois ou de fer-blanc, et on le fait tourner rapidement en fronde, 

 apr^s I'avoir solidement attache. 



II est essentiel, pour avoir des observations completes de la 

 temperature de I'air, de joindre aux indications du thermometre 

 ordinaire celles du thermometre a minima et a maxima. Le 

 meilleurdes thermometres a minima est celuide Rutherford. 

 II se derange difficilement, et n'a que les inconvenients com- 

 muns a tons les thermometres a alcool. Le thermometre a 

 maxima de Rutherford, au contraire, se derange tres souvent ; 

 mais on pourra suppleer en partie aux observations qui man- 

 queraient pendant son usage, par I'observation faite a une heure 

 de Taprfes-midi. 



Les observations du thermometre, pour 6tre irreprochables, 

 doivent se faire dans des conditions determinees de position 

 auxquelles on ne saurait trop faire attention. L'instrument, 

 tout en etant entierement expose a I'air libre^ doit 6tre con- 

 stamment a Tombre et en m6me temps a I'abri de toute chaleur 

 rayonnee ou reflechie par un objet voisin. S'il estappuye sur 

 une construction, il faut qu'il soit a une distance suffisante 

 (30 centimetres environ), pour n'en pas subir Tinttuence. Dans 



