INSTRUCTIONS m6t60HOLOG1QUES. 303 



les contrees situees au iiord derequaleur, le tliermometre doit 

 6tre autant que possible expose au nord •, dans celles ou il 

 y a des brises doniinantes, il sera bon que rinstrument soit 

 soumis a leur action. Remaiquons que dans certaines saisons, 

 aux Antilles (comme dans toutes les contrees qui voient une 

 grande parlie de Tannee le soleil a leur zenith ou pres du 

 zenith), on eprouve de grandes difficultes a abriter sul'fisam- 

 ment le tliermometre •, on pourrait, pour obvier a cet incon- 

 venient, employer, concurremment avec le Ihermometre fixe, 

 un petit thermometre fronde que Ton fait lourner rapidement 

 avant d'en lire les indications. 



§ II. — Pression atmospherique. 



Choix et verification de linstrument, — Les barometres 

 a siphon, construils d'apres le systeme de Bunten, sont, par 

 leur legerete, la facilite de leur transport, des instruments 

 precieux pour le voyageur; mais le seul baromelre a recom- 

 inander pour les observations sedentaires, est le barometre a 

 cuvette et a niveau constant de Fortin. II est indispensable que 

 le baromelre, avant son expedition, ait ete compare avec le 

 plus grand soin a un barometre etalon ; la note de ces compa- 

 raisons, qui donne I'erreur instrumentale, doit 6tre remise a 

 Tobservateur. 



L'empl^cement a choisir pour le barometre doit^lre tel que 

 I'instrument ne soil pas frappe par les rayons solaires, ou 

 influence par de forts courants d'air. Avant de faire I'observa- 

 lion, on aura soin de donner sur sa monlure quelques legers 

 coups, pour ecarter le retard resultant de I'inerlie du liquide 

 interieur. A chaque observation, il faut noter la temperature 

 indiquee par le thermotnetre annexe au barometre, ce qui 

 fournit Telement d'une correction indispensable. Une circon- 

 stance essentielle a noter, est la hauteur exacte au-dessus du 

 niveau de la mer, de la cuvette du barometre. 



§ III. — Etat hygrometrique de rair. 



L'instrumentque Ton doit preferer, en raison de sa plus facile 

 observation, est le psychrometre d'August. Cet appareil est 



