90 vï:rslag van den hoofd-ingenieür 



zich in de ruimte ƒ begeven en daarentegen eenige lucht hieruit in 

 den cylinder c sluipen , deze heeft natuurlijk geen' invloed op het verschil 

 in niveau tusschen de twee menisei , waarvan hierboven sprake geweest is. 



Eenige lucht, die bij N°. 1012 ook in de lange buis was ingeslopen, 

 heb ik gemakkelijk door omkeering en kleine tikjes verdreven, zoo- 

 dat de beide barometers (N°. 1001 is nog niet op reis gebruikt) thans 

 weder nagenoeg gelijken stand hebben. 



Daar de heer A. C. J. Edeling alhier een' barometer van het Me- 

 teorologisch Instituut bij zich heeft, die hij dagelijks, des raoro'ens 

 te 8", des namiddags te 2'^, en des avonds te 8» Avaarneemt, en bij 

 dien barometer tevens de opgave ontvangen heeft van zijne cor- 

 rectie, bepaald door vergelijking met den standaard van het Meteoro- 

 logisch Instituut te Utrecht, zoo nam ik de maand Junij 1858 op eenige 

 dagen ook op dezelfde uren N°. 1001 waar, zijnde N°. 1012 eerst later 

 ontvangen, en verzocht toen aan den heer Edeling zijne aanteekenin- 

 gen ter vergelijking. Onze woningen waren slechts een paar minuten 

 gaans van elkander, en de barometers hangen nagenoeg even hoog, 

 dus mogen de luchtdrukkingen op beide plaatsen als identiek wor- 

 den aangenomen. Het midden van 14 vergelijkingen gaf, dat Pistor 

 en Martins N°. 1001 1,78 millimeter hooger stond dan de barometer 

 des heeren Edeling. Nu is de correctie van laatstgenoemden barome- 

 ter , volgens opgave des heeren Edeling, = + 1,36 millimeter, doch hier is 

 alles onder begrepen , en dus ook , daar de barometer 3,5 meters bo- 

 ven de oppervlakte der zee hangt, en de thermometer 0°,2 te hoog 

 aanwijst: 



r correctie tot de oppervlakte der zee + O""", 105, 



2° correctie wegens fout des thermometers . . . , + O ,024, 



Te zamen +0 ,13. 



Derhalve schiet er voor de zuivere correctie des barometers over 

 + 1,23 millimeter. Vergelijkt men dit met het verschil tusschen de- 

 zen barometer en P. en M. W. 1001, dan zoude P. en M. N°. 1001 

 0,55 millimeter te hoog staan. Deze uitkomst komt mij wel wat groot 

 voor; mogt echter de bedoelde barometer werkelijk eene negatieve 

 correctie noodig hebben, dan kan deze eenige verklaring vinden inde 



