VAN DE GEOGRAPHISCHE DIENST IN N. I. 87 



Men ziet hieruit dat de verschillen van G en P met S voor 27° nu waren 



S — G = — 0°,66 S — P = — 0°,49. 



Vóór het bepalen van het kookpunt was gevonden : 



S — G = — 0;2 S — P = — 0^15. 



Zoodat de blootstelling aan den stoom van 100° het nulpunt had 



doen dalen: 



volgens vergelijking met G 0°,46 C. 



met P 0,34 C. 



Gemiddeld 0,40 C. 

 Het feit is reeds lang bekend , dat deze daling van het nulpunt bij de 

 blootstelling der thermometers aan eene temperatuur van kokend wa- 

 ter plaats heeft. Een gevolg er van is dat, indien men de vaste 

 punten van eenen thermometer bepalen wil , men na de bepaling van 

 het kookpunt die van het nulpunt herhalen moet. Men verkrijgt op 

 die wijze ten minste eene juiste controle van de ruimte tusschen het 

 vriespunt en het kookpunt, maar men is natuurlijk verpligt, de bepa- 

 ling van het nulpunt van tijd tot tijd te herhalen, tot dat het blijkt 

 stationnair geworden te zijn. De rijzing van het nulpunt heeft slechts 

 langzamerhand plaats, doch is dikwijls na 14 dagen reeds merkbaar. 

 Volgens de proeven van Legrand komt het binnen de vier maanden 

 tot stilstand (*). 



f. De barometers. 



Tot het materieel der Geographische dienst behooren tegenwoordig 

 2 hevelbarometers van E. Wenckebach, 

 4 reisbarometers van Pistor en Martins, 

 zijnde van de laatsten twee bakbarometers en twee hevelbarometers 

 naar eene eio-ene constructie der H. H. Pistor en Martins. 



Toen ik het materieel van den eervol ontslagenen Geographischen 

 Ingenieur G. A. de Lange overnam , was er slechts één bakbarometer 



(*) L'Institut Sme Année n"^. 195; Anti. de Chimie et de Physique T. LXIII p. 368, aangehaald ia 

 Gehler's Physikalisches Lexicon, Art, ïhermoreeter, IX Band p. 927. 



