8C 



VERSLAG VAN DEN HOOF D -IN GE N I E U R 



dag nog vergelijkingen erlangde voor omstreeks 30'. Daar nu de 

 correctie van den standaard-thermometer voor alle standen uit de 

 gevondene correctie voor nul- en kookpunt bekend was, volgden de 

 correcties der andere thermometers onmiddellijk. 



Te Utrecht had ik , den IT^"^ July 1857, den thermometer G op zich 

 zelv' onderzocht , waarover straks nader. De correcties toen gevonden , 

 golden voor het toenmalige vriespunt — 0°,17, dat door de bepaling van 

 het kookpunt verlaagd was, zoo als altijd het geval is, waarop bij het 

 bepalen der vaste punten wel gelet mag worden. Het nulpunt , thans 

 te Batavia natiën maanden gevonden, was + 0°,2, dus 0°,37 hooger dan 

 het vorige jaar. De correcties van het vorige jaar moeten dus door 

 toevoeging van — 0°,37 tot den stand van het nulpunt op 27 Mei 

 1858 herleid worden. Na deze toevoeging verschilden de correcties 

 zeer na constant — 0°,12 van de thans bepaalde , hetgeen hoogst waar- 

 schijnlijk toe te schrijven is aan fouten in de bepalingen der nulpun- 

 ten van G in July 1857 en in Mei 1858 en van S in Mei 1858, 

 alsmede in de bepalingen der kookpunten van G en S. De bepaling 

 van een nulpunt of kookpunt geschiedt slechts door ééne aflezing , ter- 

 wijl men de vergelijking der thermometers door een willekeurig aantal af- 

 lezingen kan bewerkstelligen. Men kan het verschil van 0',12 alleen 

 op de drie genoemde bepalingen van nulpunten verdeden, en daar- 

 door komt er op elk nulpunt eene correctie van ± 0°,04; hetgeen eene 

 fout is , die ligt begaan kan worden , als de thermometers slechts in 

 heele graden verdeeld zijn. 



Voor den thermometer G neem ik nu het gemiddelde van de cor- 

 recties aan , bij beide gelegenheden bepaald , en ik vind dus op die wijze : 



Correctie der thermometers. 



