VAN DE GEOGRAPHISCHE DIENST IN N. I. §5 



lietgeen ligt geschieden kan, door een mandje te gebruiken (*). Een 



bamboezen mandje met gestooten ijs gevuld, ontving de bollen der 



thermometers , en weldra bleef de hoogte van het kwik in allen constant. 



Het teeken der gevondene nulpunten omkeerende , vond ik : 



Thermometer Correctie voor 0°. 

 S. + 0°,2 



G. — O ,2 



P. — O ,15 



I. — O ,4 



B. — 1 ,0 



Om nu de vier laatste thermometers allen voor de temperaturen 

 tusschen het vriespunt en de gewone luchttemperatuur te Batavia, met 

 den standaard-thermometer te vergelijken , deed ik een handvol stukjes ijs 

 in eene karaf water , waardoor de temperatuur van dit water aldra tot 

 bij het vriespunt daalde. De thermometers werden er alle vijf inge- 

 stoken, en beurtelings afgelezen, met aanteekening van den tijd der 

 aflezingen op een sekonde-horologie. Na elke aflezing roerde ik het 

 water met de thermometers, die ik in een' bundel vereenigd hield, 

 om. In het begin waren er nog eenige stukjes ijs in de karaf, waarom 

 de eerste bepalingen iets minder zeker zijn dan de latere. Ik zocht 

 door interpolatie tusschen de aflezingen van den standaard-thermome- 

 ter zijnen stand voor de tijdstippen, waarop de andere thermometers 

 waren afgelezen, — de rijzing van de temperatuur des waters ging na- 

 melijk aanvankelijk zeer schielijk, — - en op die wijze verkreeg ik in on- 

 geveer twee uren tijds , voor de temperaturen tusschen 0° en 22°, voor 

 eiken thermometer een 32tal vergelijkingen met den standaard. Daar 

 het rijzen der thermometers nu zeer langzaam ging, hield ik eenigen 

 tijd op en vergeleek de thermometers later Aveder voor 24° en na we- 

 der eenigen tijd op 26° C. Daarna nam ik ze allen uit het water en 

 hing ze naast elkander op , waardoor ik denzelfden en den volgenden 



(*) Te Utrecht de nulpunten van de thermometers der sterrewacht in eenen emmer smeltende sneeuw 

 willende bepalen, vond ik telkens andere aflezingen, als ik de thermometers slechts even verplaatste, 

 hetgeen naturlijk kwam, doordat het onstane water niet wegliep, en op sommige plaatsen warmer 

 dan 0° werd, zoodat het nulpunt der thermometers dan meer, dan minder te hoog gevonden werd. 

 Het schijnt dat Tralies , in het jaar 1822, deze opmerking het eerst gemaakt heeft. 



