84 VERSLAG VAN DEN HOOFD-INGENIEUR 



Op die wijze is de geheele wand des ketels, waarin zich de ther- 

 mometer bevindt, zelf op eene temperatuur van kokend water, en 

 daar de bol des thermometers niet in het water, maar er juist boven 

 gehouden wordt, zoo zou men, indien de zooeven beschrevene inrig- 

 ting niet gevolgd werd, gevaar loopen, dat de bol des thermometers 

 meer warmte naar den wand uitstraalde, dan hij daarvan ontving , en het 

 kookpunt aldus te laag gevonden werd. De thermometer wordt door 

 een gat, dat in het midden der beide bovenvlakken der twee cylin- 

 ders gelaten is , door middel eener doorboorde kurk in den binnensten 

 gestoken, zoo ver, dat het kookpunt des thermometers er juist boven 

 uitsteekt, terwijl men zorg draagt, den toestel slechts zoover met wa- 

 ter te vullen, dat de oppervlakte juist onder den bol des thermome- 

 ters komt. Door eene spirituslamp wordt het water aan de kook ge- 

 brast, en kort daarna begint de geconsendeerde stoom uit het buisje 

 te druppelen, en zeer spoedig bereikt het kwik zijn' hoogsten stand 

 en blijft daarop staan, hoe lang men het koken voortzet. 



Alvorens het kookpunt te bepalen , vergeleek ik den stand des stan- 

 daard-thermometers met die van twee andere thermometers, die ik 

 G en P noem , zijnde : 



G een thermometer met glazen schaal, waarvan de verdeeling gaat 

 van -49° tot + 120° C. 



P een thermometer met papieren schaal , verdeeld van — 33° tot 

 + 130° C. 

 Ik vond: 



S 27°,1 = G 27°,3 - P 27^25. 



Daarna het kookpunt van S bepalende, vond ik . . 99'',97. 



De gereduceerde barometerstand was 760,57'" >", 

 waarmede overeenstemt een kookpunt van . . . . 100 ,02 



Derhalve correctie voor 100° • . + 0°,05 



Hierop ging ik over tot het bepalen der nulpunten. Vroegere on- 

 dervinding had mij doen zien, dat deze bepaling zonder moeijelijk- 

 heden geschiedt, mits men daartoe hagel of gestooten ijs gebruike, 

 en tevens zorge, dat het gesmoltene water steeds kan wegvloeijen, 



