VAN DE GEOGRAPHISCHE DIENST IN N. I. §8 



Ofschoon deze proef reeds vrij voldoende mag heeten, is eene ge- 

 rin"-e verkleining der graden boven de 100°, toch duidelijk aange- 

 wezen. Tot een naauwkeurig onderzoek bragt ik den thermometer 

 in ijswater van 8°, waardoor de kwikkolom tot de lengte van nagenoeg 

 50° gebragt Averd, en dus het voordeel bereikt werd, de fout 

 der verdeeling voor 50°, ten opzigte der beide vaste punten 0° en 100°, 

 op zich zelve te kunnen bepalen. Deze kwikkolom zich weder latende 

 verplaatsen, vond ik voor de beide uiteinden: 



Het blijkt uit dit onderzoek, dat de buis van — 15° tot + 130° zoo 

 na cylindrisch en de verdeeling zoo na gelijkvormig is, dat de afwij- 

 . kingen verwaarloosd kunnen worden. Van 130° tot 150° daarentegen 

 blijken de graden merkbaar te klein te zijn. 



Om het kookpunt te bepalen gebruikte ik eenen toestel, die daar- 

 voor bij uitnemendheid geschikt is. Ik kan niet met zekerheid aan- 

 geven, van wien zijne constructie afkomstig is, maar hij is in Utrecht 

 door den heer H. Olland vervaardigd naar aanwijzing van Dr. Krecke. De 

 toestel is zoodanig ingerigt , dat de cylindrische ketel a, (zie de bijge- 

 voegde de plaat , fig. 1,) waarin het water gekookt wordt, om het kookpunt 

 der thermometers te bepalen , boven het water geheel besloten is binnen 

 eenen anderen cylinder b, en dat de stoom, die in den binnensten cylinder 

 ontwikkeld wordt, geen' anderen uitweg heeft dan, door eenige openingen 

 van boven , c, in de tusschenruimte tusschen de beide cylinders , waar hij 

 zich condenseert en na condensatie beneden uit een pijpje d uitdruppelt. 



,* 



