VAN DE GEOGRAPHISCHE DIENST IN N. I; ^1 



De vergelijking dezer middentallen en hunner onderlinge verschil- 

 len met de oorspronkelijke getallen geeft de volgende waarnemings- 



fouten : 



0»,02, 



0,01, 0»,01, 



O ,04, ,04, O'.OO, 



0,00, 0,02, 0,04, 0»,01. 



Van 500 dergelijke fouten , betreffende vergelijkingen van chronome- 

 ters in de maanden Junj, July en Augustus 1858, waren er 



Totaal: 0,3093, 



terwijl er, door de 500 waarnemingen, 210 van elkander onaf hankelijke 



verschillen bepaald waren. De middelbare fout van elke vergelijking 



O 3093 

 wordt hieruit = i/ , ' = 0^033, en de waarschijnlijke = 0^022 



OUU-^IU 



gevonden. 



Ofschoon in het afgeloopene jaar de chronometers niet voor het 

 bepalen van lengteverschillen door chronometer-expedities gediend 

 hebben, heb ik ze toch gedurende een groot gedeelte van het jaar da- 

 gelijks met elkander vergeleken; later alleen de twee beste met al de 

 overigen. De gang van de chronometers van Hohwü is steeds zeer 

 voldoende gebleven , doch een derzelve is onlangs plotseling gaan 

 versnellen; hetgeen bij onderzoek , door den heer W. J. Olland, bleek 

 te wijten te zijn aan eenig roest, dat aan een' der tappen der assen 

 ontstaan was. Die chronometer wordt thans gerepareerd. De chro- 

 nometer van McLachlan heeft altijd zeer slecht geloopen, zoodat ik 

 hem zelfs niet voor observatiechronometer durfde gebruiken, doch 



13 



