LIX 



men frembragte Forlasngelse , naar den skulde veilblive at liolde Modvxgt 

 mod samme Luftfryk. Men ved Rorets Udvidelse behoves en storre Masngde 

 Qviksolv til at fylde det til samme Hoide, livilket ikke kan skee uden at 

 der strommer Qviksolv til fra tlen ovrige Masse. Ifolge denne Opsugning 

 skulde Qviksolvet falde i Rorets aabne Decl, medens det ved Varmen skulde 

 bringes til at stige. Forholdet mellem Lamgderne af de tvende Qviksolv- 

 soiler kan mi traGffes saaledes, at disse to Virkmnger liolde liinanden Lige- 

 vaegt, saa at der ingen Forandring foregaaer i det aabne Ror uden ved Luft- 

 trykkets Forandring. 



Elter Selskabefs Tilladelse blev et Barometer forfazrdiget efter denne 

 Plan, og provet, detls ved Sammenligning med Selskabefs Butzengeigerske 

 Barometer, deels ved at sammenligne dtts Angivelse efter den saedvanlige 

 Iagttagelsesmaade og efter den nye. Begge gave saa tilfrcdsstillende Re- 

 sultater, som kunde forlanges af det forfaerdigede Instrument, hvis Ror af 

 Mangel paa bedre kun liar crlioldt 3 Liuiers Diameter, en Vidde, hvor- 

 med man vel som oftest noies , men som dog giver for megen Gnidnings- 

 modstand. Med alt dette gik Afvigelserne altid kun til nogle faa Hundre- 

 dedeel Linie, som oftest kun til 2, 3 eller 4, og naesten aldrig over 8. 

 Hvorved endnu er at bemanke, ot Afvigelsen paa ingen Maade ene maa 

 regnes Instrurnentet til Feil ; thi naar man sammenligner to Barometere, 

 kan den ved Varmen frembragte Afvigelse letteligt for en Deel ligge deri 

 at Barometerets Qviksolvsoile ikke lieelt igjennem bar samme Varmegrad, 

 og at der ogsaa kan vasre en liden Forskjel paa Maalestokkens og Qviksol- 

 vets Varmegrad. En liden Deel af Feilen kan ogsaa ligge i Afla;sningerne. 

 £t Exempel paa Sammenligningen mellem Instrumentets egne Anei- 

 yelser er fo'lgende : 



Barometerets lukkede Ror 169,24 Lin. 



— — — aabne — 168,46 — 



tilsammen 337,70 — 



Berigtigelse for Varmen 



11,2° R. 0,76 — 



Qviksolvboide ved O . 336,94 — 



2 X 168,46 , . . , 336,92 — 



Forskjasl 0,02 — 



Varmegraden iagttoges ved to paa Barometeret anbragte Therm ometere, e* 



(8*) 



