8 



likarnes praktiska anvandande kan vara af behofvet pakallad, af de anforda forsOken kun- 

 nat bestammas, ansags icke nOdigt att anstalla flera forsok. Emcdan bada likarnc besta 

 af samraa legering och forOfrigt blifvit pa samma satt behandlade vid forfardigandet , b5r 

 utvidgningen vara lika for dem bada, sasom afven af forsOken tillkannagifves. 



I det foljande aro aflasningarne a mikrometerskrufven angifna i hundradedelar af 

 skrufgangan. Hvarje uppgifvet mikrometertal ar medium af 4 installningar och har blifvit 

 korrigeradt for skrufvens ojemnheter och temperaturvariationer. Hvardera af thermo- 

 metrarne aflastes 2 ganger, nemligen fore och efter hvarje observation. Det uppgifna talet 

 ar det haraf erhallna medium. 



Rikslikaren N:o 2. 



Langden mellan strecken = 2,9884 Fot. 

 Serien 1. 



pi mikrometerahrfven. Stin K en8 tempetur. ^ k rometer8 n fliUn C ing^. 



61,26 3,76 + 0,73. 



66,58 4,70 + 1,C3. 



79,67 6,14 - 1,93. 



92,46 8,05 2,08. 



108,55 11,04 + 1,62. 



Utvidgningen for 1, beraknad harur enligt minsta qvadratmethoden , blir 6,6188. 

 Sannolika felet (R) vid denna bestamning = 0,26 och dess precision (H) = 1,93. 



Serien 2. 



45,80 18,56 + 0,35. 



69,00 21,78 -0,90. 



84,30 24,25 + 0,60. 



105,31 27,23 -0,07. 



Utvidgningen for 1, beraknad p& samma satt, blir 6,8157. R = 0,07 och H = 6,44. 



Serien 3. 

 26,07 3,55 +0,16. 



60,80 8,56 -0,90. 



80,80 11,75 +0,54. 



106,11 15,44 + 0,04. 



Utvidgningen f5r 1 = 6,7210. R = 0,06 och H = 7,66. 



Rikslikaren N:o 3. 



Langden mellan strecken = 2,9867 Fot. 

 Serien 4. 



22,53 3,33 + 1,00. 



30,53 4,22 -0,93. 



81,07 11,69 -0,51. 



100,64 14,70 +0,45. 



Utvidgningen f5r 1 = 6,8215. R = 0,07 och H = 6,29. 

 Utvidgningen for samma langd som pa Rikslikaren N:o 2 = 6,8255. 



