12 



kommen t0r, og denne Omstaendighed gjor Instrumentet 

 ubrugeligt i Praxis. 



Englaenderen Princep bar slaaet ind paa en ganske 

 anden Vei. For at maale Varmegrader imellem Selvets 

 ogGuldets Smeltepunkter (1000 og 1250 Grader), bar ban 

 dannet 10 forskjellige Legeringer af disse to Metaller, 

 een som indeholdt 10 Procent Selv og 90 Procent Guld, 

 een med 20 Procent S01v og 80 Procent Guld o. s. v. 

 Af disse Legeringer dannes smaa fladeKorn, som laegges i 

 Fordybninger af en Leerplade. INaar Varmegraden naaer 

 Selvets Smeltepunkt, vil et Korn af reent Selv, hvormed 

 Raekken begynder, smelte, hvad man strax kan see der- 

 \ed, at det flade Korn runder sig og antager Draabe- 

 formen. Efterhaanden som Varmegraden stiger, vil det 

 ene Korn smelte efter det andet, og man bar derved et 

 Middel til nogenlunde at bestemme Varmegraden. For 

 at maale Temperaturer heiere end Guldets Smeltepunkt, 

 dannede ban Legeringer af Guld og Platin, indeholdende 

 1, 2, 3, .... 99 Procent Platin og flk derved en lignende 

 Maalestok med 100 Trin imellem de to Metallers Smelte- 

 punkter. Men herved er der den Usikkerhed, at Platinets 

 Smeltepunkt er aldeles ubekjendt, og man veed altsaa ikke, 

 hvad hvert Trin betyder. Anvendeligheden af Princeps 

 Pyrometer maa bedemmes ganske forskjelligt efter det 

 Oiemed, hvori det anvendes. Vil man bruge det til at 

 preve, om en bestemt Varmegrad er naaet, om hviiken 

 man af Erfaring veed, hvor mange af Legeringerne ved 

 den maae vaere vre smeltede, saa er det baade meget 

 beqvemt og tilstraekkelig neiagtigt, og man kan altsaa ved 

 Hjaelp deraf controllere Varmegraden ; men en anden Sag 

 er det, om man tillige vil maale den. For at Instrumentet 

 skulde kunne bruges hertil, maatte det vasre godtgjort, 



