5O C O M M E N T A T I Q 



tur; qua ex re parva orietur differentia inter 

 ihermometri gradus indicates, atque inter pro- 

 prie indicandos, ideoque etiam orrmes expanfio* 

 nis quantitates, debito paullo minores evadant 

 necesfe est. In univerfum, ad temperaturae gra- 

 dus rite indagandos, pluribus uno opus erit 

 thermometris, cum in adhibendis talium inftru- 

 mentorum pluribus , vitia fingulorum fingu- 

 lis compenfencur , ideoque quoque diminuan- 

 tur. 



Principium , quo ag!t inftrumentum , a celeb. 

 Smeatono adhibitum, fiinplicisfimum evadit: 

 virga exploranda EF (Fig. 5.), calore dilatata, 

 cum vecri HI motum communicat, ita ut ilia 

 pars inftrumenti, cui cochlea micrometrica T 

 adplicata est, e loco fuo rccedat, atque hu- 

 jus motus quantitas menfuratur, cochleam mi- 

 crometricam , iterum ad priorem ejus locum , 

 quo initio obfervationis fefe habebat, reducen- 

 do; fc. ita ut cum puncto S in immediatum 

 feratur contactum. Duabus igitur hypothefibus 

 tota nititur obfervatio, quod fc. 



a) Cochlea micrometrica omnino perfects 

 fit i. e. quod helices (threads') cochleae , non 

 folum diverfls in locis, aequalem inter fe fer- 

 vent disrantiam, fed quoque in omni circumfe- 

 rcntine parte, in axin aequaliter propendeant. 



/8) Quod ejus contactus cum puncto S, non 



tan. 



