RESPONSIO AD QUAESTIONEM ASTRONOMICAM. ft? 



papyracea foramen gerit determinatae latitudinis , et ipsa affigitur quadrato ligneo , quod 

 apparatu idoneo in quacumque altitiidine potest ret inert , et ita a tubo removeri, ut 

 astrum vel spatiiim observandum exacte foramen lamellae irapleat. Hinc , cognita hu- 

 jus foraminis latitudine , ejusque distanila ab oculo, facile computatur valor anguli sub 

 quo illud foramen , et hinc spatium metiendum apparet. Hoc itidem angulo cognito et 

 diviso per quantitatera qua telescopium objecta auget , innotescit apparens diameter 

 objecti. Ad determinanda spatia in ipso planetarum corpore, adhibuit Schroter eodetn 

 modo lamellam papyraceam , sed in la partes aequales divisam. Ceterum liujus micro* 

 metri theoria etiam applicatur ad micrometrum Herschelii, 



Micrometrum Ohjecthutn, 



Mtcrometra, quae hue usque consideravimus , praesertim ea, quae filo mobili sunt 

 pratdita, etsi utilissima sint ad parvas distantias dimetiendas, nondum tamen satis sunt 

 accurata, quando spatia metienda paulo sunt majora, ut , v. g. diametri Solis et Lunae, 

 in quibus astris etiam hoc incommodi est, quod continenter et celeriter loco mutant. 

 Verum quidem est diametros Solis et Lunae exacte inter duo fila intercipi posse, sed 

 quanti hoc sit laboris, vel exercitatissimus observator agnoscit. Etenim ubi alteram 

 diametri observandae extremitatem filum fixum radit , jam , antequam filum mobile ad al- 

 teram extrcmitatem adduxeris , astrum prius filum reliquit. Praeterea in tubis longioris 

 foci campi minores sunt, quam qui totam diametrum complectantur. Haec causa fuit» 

 cur aliae quaesitae sint method! horum astrorum diametros accuratissime dimetiendi. 

 Bouguerius primus ejusmodi methodum vulgavit in Mim. de VAcad. de Paris A. 1748, 

 diflicultatibus memoratis non obnoxiam. Dicitur autem Micrometrum , quod invenit He 

 liometrum, quoniam prlmas cum eo observationes in Solem instituit; vel etiam Astro' 

 metrum , quoniam ejus usus non ad Solem tantum restringitur, sed aeque bene ad 

 alia astra, eorumque a se invicem distantias determinandas adhibetur; denique Microme- 

 trum Objectivum , quoniam sunt lentes objectivae , quae illud micrometrum constituunt. 

 Hujus micrometri a Bouguerio, et ut videtur , etiam a Savery inventi, dein autem a 

 Dollond perfecti, theoriam et usum jam exponemus. 



Constat micrometrum objectivum ( fig. 17 ) , quale primum fuit inventum , duabus lentibus 

 objectivis, exacte ejusdem foci, quae juxta se invicem in tubi apertura ponuntur, ita ut 

 punctum contactus cum axi tubi coincidat. llarum lentium altera est fixa , altera mo« 

 bills J quae mobilis est, movetur paralleliter ad lentem fixam ope cochleae, eodem modo, 



Da ac 



