78 EERSTE ONDERZOEKINGEN MET DEN MIKROMETER VAN AIRY. 
om later, als eene daten van den era ee tijd, te worden afge- 
wezen. 
De Heer pe va Rur heeft ra meden van hin aan een’ ” spiegel 
teleskoop, met eene opening van 15 Eng. duimen, toegevoegd, en van zijne 
metingen alleen de einduitkomsten bekend gemaakt. Hij vindt de aequatoriale 
middellijn van Jupiter 0”,77 en de polaire middellijn 0’,51- kleiner dan Mars, 
en waren zulke verschillen bij het gebruik van den mikrometer van Arrr 
onvermijdelijk, dan zoude men niet beter kunnen doen, dan alle exemplaren 
van dat werktuig weg te werpen. „Ik ben er echter zeker van, dat zulke 
verschillen niet gevonden zouden zijn, indien door Mary en ‚pe La Rue aan 
de eischen van het werktuig ware voldaan. Het blijkt volstrekt niet, op welke 
wijze het werktuig door pr La Rue is gebruikt; maar er is, toch niet aan 
te twijfelen, dat de fouten van het werktuig daarbij geheel zijn voorbijge- 
zien. Bij de metingen. van Main zijn de fouten van het werktuig zekerlijk 
niet in rekening gebragt, en ware dit niet reeds op zich zelf genoeg om 
zijne uitkomsten te doen verwerpen, zouden. zij toch te onzeker zijn geble= 
ven, wegens de wijze waarop door hem de waarde der schroefomgangen is 
bepaald geworden. In de Monthl. Not. of the RA. “Soc. zijn wel geene 
bijzonderheden omtrent «de metingen van den Heer Mary bekend gemaakt, 
maar er is toch vermeld, dat hij voor eenen schroefomgang bestendig eene 
waarde van 7/,25 heeft aangenomen, en de Greenwich Observations leeren ons 
hoe die waarde is bepaald. Wij vinden dit in de Introduction van de Green- 
wich Observations 1851, bladz. 87. De waarnemingen voor de bepaling van 
de waarde der schroefomgangen-zijn in bet geheel op slechts twee avonden, 
den 4’7den en den 20sten Mei 1851, volbragt. Den A7der Mei werd de schroef 
des mikrometers op 17,000 R gesteld, en door drie waarnemingen bepaald, 
dat daarbij de afstand van de beelden der poolster 1”59°,50 behoefde, om. 
een’ dikken draad voorbij te gaan, in het brandpunt van het eerste glas ge- 
spannen. Daarna werd de mikrometer gesteld op 5,000 R‚ en insgelijks 
door drie waarnemingen bevonden dat daarbij de beelden van de poolster 
na een tijdsverloop van 2"21:,55 den draad bereikten. Eene verplaatsing 
der beweeglijke glashelft van 14,000 R gaf dus 4”20°,85, en daaruit volgde 
de waarde van R in boogsecunden van 7',260, hetgeen gold voor een ge- 
meten afstand van omtrent 7 R. Den 20ster Mei werden die waarnemingen 
herhaald. Uit slechts twee waarnemingen werd toen afgeleid, dat de beel- 
den der poolster 2"57°,75 na elkander den draad bereikten, als de mikrometer 
