64 EERSTE ONDERZOEKINGEN MET DEN MIKROMETER VAN AIRY. 
Ontleenen wij een derde voorbeeld aan de regtstreeks uitgemetene waarden van R 
(5). Voor eenen afstand van 10 R (5) of 150", is die waarde 15”,079. Herleidt 
men met die waarde eenen afstand, voor welken men onmiddellijk 5,00 R (5) 
heeft verkregen, zoo vindt men daarvoor 75,595. Voor 5,00 R (5) is ech- 
ter de waarde van R (5) gelijk aan 44”,969, en men had dus 74”,845 moe- 
ten vinden, zoodat men weder eene fout zoude hebben begaan van niet min- 
der dan 0’,550. — De vierde vergrooting kan ons een vierde voorbeeld geven. 
Voor eenen afstand van 9,0 R (4) of 178”, is R (4) gelijk aan 19”,780, 
Herleidt men met die waarde een gemeten afstand van 4,5 R (4), zoo vindt 
men daarvoor 89”,010. Voor 4,5 R (4) is echter de waarde van B (4) 
gelijk aan 19,648, zoodat de herleide afstand inderdaad 88”,416 bedraagt, en 
de fout 0”,594 zoude beloopen. Men ziet hieruit, dat men de distortie der 
beelden verwaarloozende, zelfs dan wanneer men afstanden te herleiden heeft, 
veel kleiner dan die voor welke men de waarde der schroefomgangen heeft 
bepaald, bij alle vergrootingen des mikrometers fouten kan begaan, die eene 
halve secunde overtreffen. Ik voor mij geloof, dat het thans beter zoude zijn, 
alle mikrometers uit de sterrekunde te verbannen, dan bij het gebruik van 
die werktuigen eene fout te dulden, die, zelfs in het middental uit honderde 
metingen, tot het bedrag van eene halve secunde kan opklimmen. 
De hoofdgebreken van den mikrometer van Airv verraden zich met eenen 
opslag van het oog, als dat werktuig voor den draden-mikrometer wordt aan- 
gebragt, ofschoon dit, daar aan mijn verzoek niet wefd voldaan, alleen met 
de twee kleinste vergrootingen kan geschieden. Zoo ziet men, gelijk het ock 
niet anders verwacht kan worden, den draad, die zich in het midden van het 
veld door de vaste glashelft vertoont, volkomen regt en zuiver. Brengt men 
echter daarnevens het beeld van den anderen draad, gezien door de andere 
glashelft, op eenen afstand van omtrent 10R, zoo ziet men dezen onzuiver, 
onregelmatig krom en bovendien scheef, ofschoon de draden zelve volkomen regt 
en evenwijdig aan elkander zijn. Het blijkt daaruit, dat men verschillen van 
volle secunden moet verkrijgen, door het zamenvallen der draden een weinig 
boven of een weinig onder het middelpunt van het gezigtsveld te nemen. Ver- 
„ schuift men den mikrometer van Airv voorbij de draden, zoodat zij gezament- 
lijk in het gezigtsveld ter linker- of ter regterzijde van het middelpunt komen 
te staan, zoo worden zij spoedig zeer flaauw, en dan wordt hun onderlinge af- 
stand zeer aanmerkelijk. veranderd. Laat men de beelden der draden op den- 
zelfden afstand zamenvallen, na-de beweeglijke glashelft naar de andere zijde 
