62 EERSTE ONDERZOEKINGEN MET DEN MIKROMETER VAN AIRY. 
waren. De uitkomsten zijn alzoo weder geheel bevrijd van alle mogelijke 
periodieke ongelijkheden van de schroef des draden-mikrometers. De verschil- 
lende waarden, voor elke uitkomst verkregen, bewijzen dat de fouten, in hare 
onderstaande middentallen, op hoogstens een paar honderdste deelen eener 
boogsecunde geschat kunnen worden, Natuurlijkerwijze vonden wij, onmid- 
dellijk, niet dan de verhoudingen tusschen de waarden der schroefomgangen 
van beide mikrometers. Terwijl de waarde van eenen omgang der schroef 
des draden-mikrometers voor elken van onze beide kijkers naauwkeurig be- 
kend was, was, door de genoemde verhouding, alzoo ook de waarde van eenen 
omgang der schroef van den mikrometer van Air voor elken onzer kijkers 
gegeven. Zoo verkregen wij de volgende uitkomsten voor den kijker uit het 
optisch Instituut, die men slechts door het getal 4,067062 behoeft te deelen, 
om de daarmede overeenkomstige voor den kijker van Sreinmeiu te ver= 
krijgen, 
R (5) =15,075 voor 14,0 R (5) * 
15, 059 —. 12,0 — + 
=15 019 — 40,0 — * 
== 15,0 —. 7,0 — + 
=14,988 — 6,0 — # 
=14,969 —. 5,0 — * 
R (4) =19",742 voor 15,1 R (4)* 
=19,185 — 12,0 — + 
=19,780 — 9,0 — * 
19 140" Be 
=i9 648 — 45 — * 
—=19,6% — 3,0 — * 
Ik erken het gaarne, dat het onderzoek des mikrometers van Air, tot he- 
den aan het observatorium te Leiden volbragt, ofschoon het veel tijd en in- 
spanning heeft gekost, geenszins als geheel voltooid beschouwd kan worden. 
Nimmer kan iets volkomen bekend zijn, dat door sterrekundige waarneming 
en meting moet worden bepaald; maar al eischt de mikrometer van Air nog 
vele strenge onderzoekingen, om in “alle omstandigheden den graad van 
naauwkeurigheid te kennen geven, voor welken hij van nature vatbaar is, — de 
verkregen uitkomsten zijn meer dan toereikende voor hoogst belangrijke gevolg- 
