EERSTE ONDERZOEKINGEN MET DEN MIKROMETER VAN AIRY. 61 
elkander verschillende afstanden naauwkeurig bepaald. Uit die regtstreeksche 
metingen leidt men, bij evenredigheid, af dat R (2), voor eenen afstand van 
5,00 R (2), 9',571 moet bedragen. Die waarde, uit de daarmede overeen- 
komstige van R’ (2) afgeleid, is 9,568. Het verschil is 0’,005, en geeft 
bij eenen gemeten afstand van 6 R (2), of van omtrent eene minuut, slechts 
0,018. Het doet mij leed, dat de bovenstaande metingen geen anderen toets 
dan den bovenstaanden gedoogen. Ofschoon wij veel tegen de verlichting der 
draden te kampen hadden, en verpligt waren het onderzoek met overhaasting 
te volbrengen en ontijdig af te breken, ben ik er toch zeker van, dat wij 
in een drietal dagen de waarde van den omgang der schroef, voor verschil- 
lende afstanden en verschillende vergrootingen des mikrometers, met een hoo- 
geren graad van naauwkeurigheid hebben bepaald, dan wij in jaren hadden 
kunnen bereiken, indien wij ons met doorgangen van sterren hadden willen 
behelpen. 
De twee kleinste vergrootingen des mikrometers van Air, die bij eenen 
kijker met een brandpuntsafstand van acht voeten slechts 145 en 109 ma- 
len bedragen, kunnen als te klein worden beschouwd om scherpe metingen 
aan den hemel toe te laten. Zij hebben ons niettemin tot strenge onderzoe- 
kingen aanleiding gegeven, omdat zij de eenige zijn, met welke de mikrome- 
ter van Arrv vóór den draden-mikrometer kan worden aangebragt. Ik meende 
met die vergrootingen proeven te moeten nemen van het onderzoek des mi- 
krometers van Airy, op zoodanig eene wijze als ik het oorspronkelijk voor 
alle vergrootingen had willen volbrengen, Bij dat onderzoek was het volstrekt 
niet noodig, beide mikrometers vóór elkander aan eenen kijker te verbinden. 
Het kon ten allen tijde en op alle plaatsen, ook in een verwarmd vertrek, 
volbragt worden. De draden-mikrometer werd op een houten voetje op de 
tafel geplaatst, voor welke de waarnemer zat, en zijne oogbuis werd door den 
mikrometer van Arry vervangen. Het geheel werd in eenen eenigzins schuin- 
schen stand gesteld, zoodat de waarnemer, op zijnen stoel zittende, zonder 
vermoeijenis, uren achtereen de draden van den draden-mikrometer van Army 
kon waarnemen. Onder het houten voetje werd alleenlijk een wit papier ge- 
legd, waarop het daglicht viel, en de draden vertoonden zich vóór dat ver- 
licht papier, zonder vermoeijenis voor het oog, in alle wenschelijke duide- 
lijkheid. De metingen werden gedeeltelijk door mij, maar grootendeels door 
den Heer Hork, volkomen op dezelfde wijze volbragt als: vroeger, toen de 
kijker uit het optisch Instituut en die van Srernmeiw op elkander gerigt 
