EERSTE ONDERZOEKINGEN MET DEN MIKROMETER VAN AIRY. 50. 
verkregen. De metingen zijn volbragt gedeeltelijk door den observator, den 
Heer Hork, gedeeltelijk door mij zelven. Diegene, welke voor het oogenblik 
minder dringend noodzakelijk. werden geoordeeld, werden niet zoo dikwijls 
herhaald als de overige. De uitkomsten van de volledige metingen, hier boven 
beschreven, welke op meer dan 80 aflezingen rusten, zijn in de onderstaande 
opgaven met een sterretje geteekend. Kortheidshalve bedien ik mij daarbij 
van de volgende teekens. 
r, de waarde van elken schroefomgang bij den draden-mikrometer, als dat 
werktuig is toegevoegd aan den kijker uit het optisch Instituut, met 
eene opening van 6 duimen. 
‚ de waarde van elken schroefomgang bij den draden-mikrometer, als dat 
werktuig is toegevoegd aan den kijker van Sreinmerr, met eene opening 
van 4 duimen. 
R,‚ de waarde van elken schroefomgang bij den mikrometer van Arrr, als 
dat werktuig is toegevoegd aan den kijker uit het optisch Instituut, met 
eene opening van 6 duimen. 
R', de waarde van elken schroefomgang bij den mikrometer van Airy, als 
dat werktuig is toegevoegd aan den kijker van Sreinneiw., met eene ope- 
ning van 4 duimen. 
R (1), R(2), R(5) en R(4) de waarden van R, bij het gebruik van de eer- 
ste (of grootste), tweede, derde en vierde vergrooting des mikrometers 
van ArrY. 
R'(1), R'(2), R'(5), R'(4) de waarden van R', bij het gebruik van de eer- 
ste (of grootste), tweede, derde en vierde vergrooting des mikrometers 
van Arrr. 
De afstanden, voor welke de onderstaande waarden der schroefomgangen gel- 
den, zijn uitgedrukt, niet in secunden, maar in de schroefomgangen tot welke 
zij behooren. Zij stellen de enkele afstanden voor, en niet de dubbele, zooals 
die onmiddellijk op het werktuig worden afgelezen. 
De grootheden : 
= 26",2159 
r == 24 „5685 
ten grondslag stellende, werd door de metingen van 27—31 October 1856 
gevonden : 
s% 
