Ed 
EERSTE ONDERZOEKINGEN MET DEN MIKROMETER VAN AIRY. 55 
De onzekerheid van den oorspronkelijk gemeten hoek, van omtrent 18 
minuten of 44 omgangen der schroef, laat zich op + 0,5 schatten, en de 
fout in de gevonden waarde van den omgang der schroef kan bezwaarlijk 
één honderdste deel eener secunde bedragen. De naauwkeurigheid dier bepa- 
ling, die voor ons tegenwoordig doel toereikende is, zoude echter door eene 
herhaling der metingen nog kunnen worden verhoogd. 
Na deze bepaling werd ook de buis des kijkers uit het optisch Instituut 
van haren parallaktischen voet afgenomen, en werden beide lange buizen, niet 
zonder eenig gevaar, den engen trap afgedragen, naar een langen zolder, 
die vijf verdiepingen lager ligt dan de celletjes in welke beide kijkers wor- 
den gebruikt, en die tot het dusgenaamd observatorium behoort. Daar wer- 
den beide kijkers op bokken gelegd, zoodanig dat hunne assen in dezelfde 
lijn kwamen te vallen en hunne voorwerpglazen naar elkander waren toege- 
keerd. De kijker van SreinmerL werd met den draden-mikrometer gewa- 
pend, en die uit het optisch Instituut met den mikrometer van Army. De 
stralen der draden, in het brandpunt van het voorwerpglas- des kijkers van 
STEINHEIL geplaatst, moesten evenwijdig aan elkander dat glas verlaten en 
in diezelfde standen op het voorwerpglas des anderen kijkers invallen, en 
alzoo in diens brandpunt een beeld teekenen, dat zich door den mikrome- 
ter van Arry moest laten waarnemen, even als elk oneindig ver verwijderd 
voorwerp, dat door dien kijker wordt beschouwd. De draden lieten zich op 
willekeurige afstanden brengen, wier angulaire waarde, door het voorwerp- 
glas des kijkers van SrreinmeiL gezien, na de reeds volbragte voorbereiding 
zeer naauwkeurig waren bekend geworden, Die afstanden lieten zich meten 
met den mikrometer van Army, aan den kijker uit het optisch Instituut toe- 
gevoegd, en zoo verkreeg men volledig wat men behoefde, om de aflezingen 
op het laatstgenoemd werktuig, onafhankelijk van zijne fouten, in seeunden 
van den hemel te herleiden. 
Het liet zich aanzien, dat het volledig onderzoek van den mikrometer van 
Airy op de voorgenomen wijze een’ aanhoudenden arbeid van vele dagen 
zoude vorderen, en daartegen was een groot bezwaar, omdat de kijker uit 
het optisch Instituut bij alle heldere oogenblikken voor waarnemingen wordt 
gebruikt, en gedurende het onderzoek buiten dienst gesteld moest worden. 
Op den 27ster October 1856, toen het weder langen tijd achtereen zeer on- 
gunstig was geweest en nog langen tijd ongunstig scheen te zullen blijven, 
meende ik dat slechts weinige waarnemingen van beteekenis aan het onder- 
