DÂ EERSTE ONDERZOEKINGEN MET DEN MIKROMETER VAN AIRY. 
reeds bovengemelden kijker van Steiner, die eene opening van 4 Par. dui- 
men en eenen brandpuntsafstand van meer dan 8 voeten heeft, en van dat 
werktuig heb ik mij bediend, om de naauwkeurig bekende afstanden te ver- 
krijgen, die ik behoefde; De draden-mikrometer, behoorende tot den kijker 
uit het optisch Instituut, werd aan den kijker van Srernner aangeschroefd 
en, door middel van geschikte voorwerpen des hemels, zoodanig gesteld, dat 
zijne draden naauwkeurig met het brandpunt van het voorwerpglas zamen- 
vielen, De buis des kijkers van SreinmerL werd toen van haren voet af- 
genomen en in eene horizontale rigting geplaatst vóór het keurig univer- 
saal-instruïnent van Rersorp, dat sedert weinige jaren het observatorium 
te Leiden versiert, Het voorwerpglas des kijkers van Steiner werd naar 
het universaal-instrument gekeerd, en vóór zijn oogeinde werd een spiegel 
geplaatst, die het daglicht langs zijne as moest terugkaatsen. Door den kij- 
ker van het universaal-instrument lieten zich alzoo de draden van den mi- 
krometer in het brandpunt van den kijker van Sreinmerm, als oneindig ver 
verwijderde voorwerpen waarnemen, en de afstand der draden liet zich, op 
de wijze door Gauss aanbevolen, met het universaal-instrument uitmeten. 
Bragt men de draden des mikrometers zoo ver mogelijk uit één, zoo moest 
de fout der metingen zeer verkleind overgaan in de daaruit afgeleide kleine 
afstanden der draden, die met den mikrometer van Airy konden worden uit= 
gemeten, De draden lieten zich zoo ver uit één schroeven, dat hun schijn- 
bare afstand, door het voorwerpglas des kijkers van SreinneiL gezien, 18 
minuten boogs bedroeg. Die afstand werd in deelen der schaal en der schroef 
des mikrometers naauwkeurig afgelezen, en men wist alzoo hoevele omgan- 
gen van de schroef des draden-mikrometers hij moest omvatten. De angu- 
laire waarde van dien afstand werd, zoowel met den horizontalen als met den 
vertikalen cirkel van het universaal-instrument, bij herhaling uitgemeten, 
Die metingen werden zoodanig over den omtrek dier cirkels en den om- 
trek van de schroeven der mikrometers van het universaal-instrument ver= 
deeld, dat hunne einduitkomsten van de, buitendien uiterst kleine, fouten van 
het universaalsinstrument nagenoeg geheel onafhankelijk moesten wezen. De 
Heer Hork, observator aan het observatorium der Hoogeschool te Leiden, 
beeft die metingen ten uitvoer gebragt in de laatste dagen der maand Octo- 
ber van het verleden jaar 1856, en verkreeg voor de angulaire waarde van 
den omgang der schroef des draden-mikrometers, in het brandpunt deg; kij= 
kers van Sreinmern, de uitkomst 24,'5685,. 
