56 EERSTE ONDERZOEKINGEN MET DEN MIKROMETER VAN AIRY. 
zoodanig moest worden ingerigt, dat hij vóór den draden-mikrometer kon wor= 
den aangeschroefd, Niet voor de maand November des jaars 1855 mogt ik 
den mikrometer ontvangen, en toen bleek het, dat hij wel met zijne twee 
kleinste vergrootingen, die voor fijne metingen onbruikbaar zijn, maar uiet 
met zijne alleen bruikbare, beide grootste, vergrootingen vóór den draden- 
mikrometer aangebragt kon worden. Ik heb mij, toen ik den Engelschen 
sterrekundige GrANrT mijne- eerste metingen omtrent de planeet Saturnus 
mededeelde, over die teleurstelling beklaagd, en de Heer Grant heeft, terwijl 
hij mijne metingen der Koninklijke Sterrekundige Maatschappij te Londen 
voorlegde, dat beklag met eene soort van teregtwijzing beantwoord *, die 
mij ten duidelijkste bewijst, dat mijne eigenlijke bedoeling met den mikro- 
meter van Air door beroemde en verdienstelijke sterrekundigen niet wordt 
ingezien. Ik acht mij daarom verpligt, mijne denkbeelden dienaangaande 
nader te ontwikkelen. 
Air heeft, voor de bepaling van de waarde der schroefomgangen bij zijnen 
mikrometer, geene andere hulpmiddelen aanbevolen dan de waarneming van 
doorgangen van beide beelden eener ster, bij voorkeur der poolster, voorbij 
eenen draad in den mikrometer gespannen. Dat men kleine ruimten aan den 
hemel kan bepalen, door den tijd in welken zij door eene ster, bij hare da- 
gelijksche beweging, worden doorloopen, behoefde ik noch van den Heer Airy 
noch van den Heer GraNr te vernemen, want het wordt in alle elementaire 
leerboeken der sterrekunde gevonden; maar naar mijne overtuiging was die 
handelwijze voor de bepaling van de waarde der schroefomgangen. bij den mi- 
krometer van Air volstrekt ongeschikt. Indien men ruimten aan den hemel, 
zoo groot als de middellijnen der planeten, door doorgangen met de noodige 
naauwkeurigheid kon bepalen, dan zoude men, voor het bepalen van de grootte 
dier middellijnen, ook volstrekt geene mikrometers behoeven, en kunnen volstaan 
met draden, gespannen in eenen kijker van aanzienlijk vermogen. Doorgangen 
van planeten, voorbij de draden van groote meridiaankijkers, zijn duizenden malen 
* 7 The author here allades to an inconvenience which he has experienced in endeavouring to 
„determine, by the aid of a wire-micrometer, the value of a revolution of the screw, for a high 
„magnifying power. Mr. Airy in the description of the double-image micrometer (Introduction 
„to Greenwich Observations, 1840) has shown how the value of a revolution of the screw may be 
„obtained independently of the use of a wire-micrometer”’ — Eprrom. 
Noot van den Heer R‚ GRANT in de Monthly Notices of the Royal Astronomical ‚Society, Deel 
XVI, bladz, 146. 
