EERSTE ONDERZOEKINGEN MET DEN MIKROMETER VAN AIRY. 55 
dat het beeld, dat door het voorwerpglas des kijkers wordt gevormd, bij 
diens gebruik geheel buiten de glazen des mikrometers moet vallen. Men kan 
dus door dien mikrometer elk ander voorwerp even goed als het beeld, door 
het voorwerpglas eens kijkers gevormd, beschouwen en uitmeten. De mikro- 
meter van Airy kan- alzoo vóór den draden-mikrometer worden aangeschroefd, 
bij welken het bedrag, ook van zeer kleine afstanden der draden, zich met ze- 
kerheid en eene verbazende naauwkeurigheid laat bepalen. Wordt zulk een 
bekende afstand door den mikrometer van Army gemeten, zoo bepaalt men 
de waarde van diens schroefomgangen met eene zeer groote scherpte. Wordt 
die afstand gewijzigd, zoo verraadt de veranderlijkheid of standvastigheid van 
die waarde het al of niet bestaan van eene merkbare misvorming der beel- 
den, en het bedrag dier veranderlijkheid doet den invloed dier misvorming 
volkomen in rekening brengen. Terwijl de draden-mikrometer in zich zelf 
het volkomenste werktuig is, maar zich voor sommige metingen niet geschikt 
betoont, wordt langs dien weg zijne volkomenheid overgebragt op den van 
nature minder volkomen mikrometer met dubbele beelden, maar die bij het 
meten. zelf boven den draden-mikrometer groote voorregten kan aanbieden. 
Waar men, even als op het observatorium te Leiden, een volkomen dra- 
den-mikrometer bezit, was men alzoo in staat om de metingen met den mi- 
krometer van Airy, zoo dat werktuig slechts zuivere beelden gaf, van al zijne 
gebreken onafhankelijk te maken. Waar men geen’ goeden draden-mikrometer 
bezit, zoude men zich met andere en veel omslagtiger hulpmiddelen moeten 
uitredden; maar in geen geval zoude ik althans metingen met den mikrome- 
ter van Arry hebben durven bekend maken, zonder dat werktuig vooraf aan 
het genoemd onderzoek te hebben onderworpen. 
In mijnen. wensch, om iets te kunnen bijdragen ter bevordering van een 
onderdeel der sterrekunde, welks toestand mij sedert lang bezwaarde, schreef 
ik op het einde des jaars 1854 aan den Heer Smmms te Londen, die de 
mikrometers van Arrr voor het observatorium te Greenwich vervaardigd had, 
met het verzoek om het observatorium te Leiden dezelfde dienst te bewijzen. 
Eerst een paar maanden daarna ontving ik van den Heer Srmams het berigt, 
dat hij bereid was om aan mijn verlangen te voldoen, en het observatorium 
te Leiden een’ volledigen mikrometer van dien aard, voor den prijs van 
8 16—16 (bijna juist de helft der som, die de draden-mikrometer uit het 
optisch Instituut had gekost) wilde leveren. Dit aanbod werd in dank aan- 
genomen; maar daarbij de bepaling gemaakt, dat de mikrometer volstrektelijk 
5% 
