RESUME GENER4L 



DBS 



OBSERVATIONS METfiOROLOGIQUES 



LOUVAIN, AU COLLEGE DES PREMONTRES, 



DEPUIS 1856 JUSQUA 1848 IKCLUSIVEMENT. 



Les instruments employes ont e'te constamment les memes; ils ont e'le 

 verifies a diverses epoques, et les corrections que leurs indications exi- 

 gent ont ete faites a tous les nombres inscrits dans les tableaux. 



Un thermometre a mercure a servi aux observations horaires de tem- 

 perature. Pour les maxima et les minima, on a fait usage du thermome- 

 trographe deSix, perfectionne par Ballani. Les echelles sont centigrades. 



Le barometre est a niveau constant, a tube large. 11 est place de ma- 

 niere que sa cuvette se trouve a environ 4 metres au-dessus du niveau de 

 la rue, dans la partie la plus elevee de la ville. Son e'chelle, en millime- 

 tres, donne, par le Vernier, les yf-^ 1 " ' et, par estime, les y^ mes de ces 

 divisions. Toutes les hauteurs indiquees dans les tableaux sont corrigees 

 del'effet de la capillarite, tant de la part du tube que de celle de la cuvette, 

 et elles sont reduites a la temperature de la glace fondante. On a constate 

 que le barometre de Louvain , pour etre comparable a celui de 1'Obser- 

 vatoi re royal de Paris, exige une correction soustractive de O ram ,4-16. 



L'udometre qui a servi a mesurer la quantite d'eau tombee du ciel est 



