DES PHENOMENES PERIODIQUES. 27 



du soleil couchant et du rayonnement des objets voisins, par des panneaux doubles 

 entre lesquels 1'air peut circuler librement; il est egalement garanti centre le rayon- 

 nement nocturne. 



L'eau de pluie, de neige, etc., est recueillie dans un udometre a deux ouvertures 

 circulaires, une en entonnoir, 1'autre en cylindre; elle est mesuree chaque jour a 

 midi et indiquee dans le tableau en millimetres de hauteur. L'ouverture se trouve a 

 1,5 metre environ au-dessus du sol. 



Le psychrometre a ete observe quatre fois le jour , et a fourni les tableaux de la 

 tension de la vapeur d'eau et de 1'humidite relative de 1'air calculees d'apres les tables 

 de Stierlin. 



La serenite du ciel est donnee en nombres proportionnels : 10 represente un ciel 

 entierement serein et un ciel entierement couvert; la forme des nuages est donnee 

 dans le meme tableau. Quand le ciel le permettait, on a observe la direction du vent 

 d'apres les nuages a 9 heures du matin, a midi et a 5 heures du soir. 



La direction du vent dans les couches inferieures de 1'atmosphere est donnee par 

 un anemometre enregistrant place sur une partie elevee du Seminaire, a 2 metres 

 au-dessus du toit. L'unite est la direction moyenne pendant 1 heure. 



L'intensite est enregistree par le meme instrument, qui presente une plaque de 

 0,3 metre de cote, perpendiculairement au vent; cette plaque ne peut ceder qu'en 

 soulevant des poids dont les moindres sont de 10 grammes; dans les tableaux on 

 a pris pour unite la pression moyenne de 100 grammes pendant une heure. On a 

 consigne dans un tableau 1'intensite moyenne de chaque vent par mois, et dans 

 un autre 1'intensite de tous les vents par heures du jour et de la nuit. 



Un tableau indique la quantite d'eau tombee avec chaque vent , un autre indique 

 la quantite d'eau tombee aux differentes heures du jour et de la nuit et un troisieme 

 le nombre d'heures de pluie aux heures du jour et de la nuit. Ces resultats ont ete 

 donnes par un udometre enregistrant place pres de I'anemometre; les valeurs four- 

 nies ont ete reduites proportionnellement a celles donnees par 1'udometre place 

 dans la cour. On n'y a indique que les heures de pluie, oil celle-ci a ete assez abon- 

 dante pour etre mesuree. 





