DES PHENOMENES PERIODIQUES. 35 



verait simultanement a Namur et a Heuvy, serait de 4' um ,9; en admettant ce chiffre, 

 1'erreur ne peut etre grande , car la distance rectiligne horizontale de ces deux 

 lieux d'observation n'est que de 040 metres, et la difference des temperatures de 

 1'air observee dans les deux stations n'a ete que de 1,3. Pour ramener a la station 

 actuelle les observations faites en ville, nous avons fait subir cette correction aux 

 hauteurs observees pendant les huit premiers mois de 1849. 



Les variations de la pression atmospherique out ete observees a 1'aide d'un baro- 

 metre de Gay-Lussac, monte dans un etui en bois, a charniere, dans lequel est 

 incruste le thermometre pour operer la reduction a 0". Aux deux points d'obser- 

 vation, 1'instrument a ete suspendu, verlicalement, a 5 metres au-dessus du niveau 

 de la rue, dans 1'embrasure d'une fenetre, dirigee vers le nord. 



Le tube ayant 4 millimetres de diametre interieur, et le mercure etant bien pu- 

 rifie, 1'instrument est tres-sensible aux variations de pression, malgre les retrecis- 

 sements interieurs du tube, inherents a ce mode de construction. 



J'ai reconnu qu'avant cbaque observation, il est necessaire d'incliner rapidement 

 1'instrument, afin que la colonne de mercure fasse une excursion d'une certaine am- 

 plitude, et cela dans le but d'amener le menisque de la branche inferieure a prendre 

 la meme convexite que celui de la partie superieure. Ce moyen est efficace ; car , 

 apres des excursions semblables, le mercure revient exactement a la meme hau- 

 teur, si on lui fait encore subir rapidement de nouvelles inclinaisons. 



La lecture des hauteurs de la colonne de mercure s'effectue a 1'aide de deux ver- 

 niers donnant les Vio de millimetre et glissant sur deux echelles en cuivre, placees 

 1'une a 1'extremite superieure et 1'autre a la parlie inferieure. La comparaison de 

 ce barometre avec celui de 1'Observatoire royal de Bruxelles a fait constater que les 

 hauteurs indiquees exigent une correction additive de I millimetre : toutes les pres- 

 sions indiquees dans les tableaux ont subi cette correction. 



L' exposition desthermometres destines amesurer la temperature de 1'aira change 

 depuis le mois de septembre. Us etaient fixes d'abord a la paroi exterieure d'un 

 volet de lucarne, a une hauteur de 10 metres environ au-dessus du sol; dans cette 

 position , ils etaient diriges vers le nord et se trouvaient eloignes de toute som- 

 mite plus elevee. Une fente, pratiquee dans le volet, permettait de lire les tempe- 

 ratures indiquees sans ouvrir le volet. Depuis le l er septembre , les thermometres 

 sont places, an faubourg d'Heuvy, dans 1'embrasure exterieure d'une fenetre, percee 

 dans la face NNO du batiment, a une hauteur de 5 metres environ au-dessus du 

 sol. L'horizon est completement decouvert dans cette direction. 



Le thermometre employe aux observations, pendant le jour, est a mercure et a 

 echelle centigrade gravee sur une plaque de verre. II resulte de la comparaison de 

 cet instrument avec celui de 1'Observatoire royal de Bruxelles , faite a la fin de 1848, 



