(5 9 5) 



Il ignorait donc qu'une chandelle plus ou moins bien mouche donne une 

 flamme dont l'intensit varie , comme Rumford l'a prouv, dans le rapport 

 de ioo 16. Une bougie varie moins. Le changement va de ioo 60. Irait- 

 on jusqu' prtendre qu'une lumire forte et une lumire faible cessent d'tre 

 visibles au mme moment ? On ne conserverait pas longtemps une sem- 

 blable opinion. Il suffirait de considrer que le corps de la chandelle dis- 

 parat beaucoup plus tt que l flamme , et le bas de la flamme sensible- 

 ment plus tt que son milieu. 



Les Commissaires admettent la justesse de mes critiques; seulement 

 ils prtendent qu'elles ne sont pas applicables dans la circonstance actuelle, 

 attendu qu'il s'agit d'un appareil industriel et non d'un instrument de pr- 

 cision. Le diaphanomtre construit sur les vrais principes de la photomtrie 

 ne saurait tre employ, dit-on, que par des physiciens expriments; le 

 diaphanomtre par extinction serait, au contraire, la porte de toutes les 

 intelligences. 



Ces assertions ne me paraissent pas soutenables. Le vrai diaphanomtre 

 exige seulement que l'on juge de l'galit de deux lumires; or tout le monde 

 est peu prs galement apte prononcer sur cette galit. Nous l'avons 

 prouv soit en faisant, jadis, de nombreuses recherches sur les lampes de 

 nos phares, soit en essayant nagure les pouvoirs clairants de diverses na- 

 tures de gaz ; les hommes de service jugeaient tout aussi bien que nous. Je 

 citerai une autre exprience galement dmonstrative, faite journellement , 

 depuis 1825, dans un grand nombre d'ateliers, avec le dcolorimtre de 

 notre confrre M. Payen. Dans cet utile instrument, le point d'arrt est celui 

 de la similitude des deux teintes engendres par la transmission de la lumire 

 travers deux liquides renferms dans deux tubes contigus et de longueurs 

 ingales. Cette phase de l'observation n'a jamais offert de difficult. Le dco- 

 lorimtre, pour le dire en passant, est, quelques particularits prs, la forme 

 qu'il faudrait donner au diaphanomtre lactoscope, si la diaphanit pouvait 

 devenir la mesure de la qualit du lait. 



Quant l'instrument de M. Dien , reproduit par M. Donn , il exige une 

 foule d'attentions dlicates, minutieuses, dont ce mdecin ne semble pas s'tre 

 dout. Il faut d'abord avoir gard, dans le placement de la flamme, la 

 porte de la vue de l'observateur; il faut soigneusement viter que l'image 

 de l'il clair n'aille se peindre sur le premier verre de l'instrument ; toute 

 lumire qui en parvenant latralement au liquide, qui en l'clairant, donne- 

 rait naissance sa couleur blanche naturelle, troublerait considrablement 

 les rsultats. La mthode scientifique, la mthode prcise aurait donc ici,. 



