

( 658 ) 



Par une modification trs-simple, tout en conservant les deux points 

 fixes et les dimensions ordinaires du thermomtre, je lui donne des degrs 

 d'une longueur peu prs arbitraire. 



La modification consiste tablir un rservoir intermdiaire qui loge la 

 dilatation du mercure pour les tempratures qu'on n'a pas besoin de con- 

 natre. Dans celui-ci, par exemple, destin la mesure des tempratures 

 atmosphriques, les 70 derniers degrs sont supprims et remplacs par un 

 petit rservoir au-dessus duquel le point 100 degrs se trouve. La longueur 

 moyenne des degrs est de 1 3 millimtres , de sorte que les centimes sont 

 trs-apprciables. 



Le point dlicat est le jaugeage du rservoir. J'ai fait construire pour 

 cela, chez Fortin, un flau divis qui donne les vingtimes de milligramme ; 

 mais je prfre jauger par le tube mme , tant parvenu , comme je le dirai 

 tout l'heure , avoir des tubes trs-longs et trs-bien diviss. J'ai construit 

 ainsi des thermomtres qui donnent sparment les diverses parties de 

 l'chelle. 



Dans un thermomtre avec un rservoir intermdiaire, les erreurs ne 

 sont pas plus grandes que dans un thermomtre ordinaire; on peut mme 

 dire qu'elles sont moindres, puisqu'il y a eu une mesure directe qui a constat 

 l'quivalence de deux portions trs-considrables du tube. 



Les rservoirs intermdiaires varient par le retrait comme les rservoirs 

 ordinaires; mais en supposant, comme ici, un rservoir de 6 700 divisions, 

 la variation est tout au plus de 1 ou 2 diximes ; on peut d'ailleurs la corriger 

 en reprenant les deux points fixes. 



Les physiciens ont essay plusieurs reprises de remplacer le baro- 

 mtre par le thermomtre, dans la mesure des hauteurs. Sans remonter au 

 thermomtre baromtrique de Fahrenheit, on sait qu'il y a une vingtaine 

 d'annes, H. Wollaston disposa un thermomtre dans ce but. Mais cet in- 

 strument n'ayant qu'un point fixe et tant gradu par comparaison , c'tait 

 seulement pour de trs-petites hauteurs qu'il pouvait offrir une exactitude 

 comparable celle du baromtre. 



" Celui que j'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie, quoique fait dans un 

 autre but, suffit, je crois, pour montrer la possibilit de remplacer complte- 

 ment le baromtre par le thermomtre. Dans la partie suprieure, les degrs 

 ont 1 8 millimtres ; avec deux rservoirs au lieu d'un , on aurait facile- 

 ment 27 millimtres: l'instrument serait alors aussi sensible qu'un baromtre 

 pour les petites hauteurs et bien plus sensible pour les grandes. Il n'y a au- 



